XXX, 1. Baldasseroni: SuU'impiego dei „Thennos" in ricerche biol. 47 



qiiistione. Fatto cio nou rimaiie che riempire la bottiglia di acqua 

 alla temperatura voluta, tapparla col sughero che porta la provetta, 

 e quiudi avvitare al suo posto il coperchio metallico. Con tale 

 sistema dopo brevi istanti ha massa di liquido contenuta nella pro- 

 vetta assume una temperatura sensibilmente iiguale^ a quella deUa 

 massa liquida che circonda la provetta stessa, e tale si mantiene 

 per molte ore. Con questo sistema in una bottiglia „Autotherm" da 

 mezzo litro riempita d' acqua a 60^ io mantengo liquida per varie 

 ore e talvolta (a seconda della paraffina) per tutta la notte la solu- 

 zioue satura a caldo di xilolo e paraffina , e ottengo cosi una piü 

 completa compenetrazione dei pezzi, la quäle si arresterebbe, spenta 



la stufa , dopo breve tempo per solidificazione della soluzione. Con 

 lo stesso recipiente — sempre con acqua a GO*' — e collo stesso 

 mezzo, la paraffina fusibile a 56*^ si mantiene liquida per cinqne 

 ore, la paraffina a 50^ e quella a 45*^ rispettivamente per sette e 

 dodici ore. 



Si possono quindi usare De war, cosi modificati, nellimparaffina- 

 mento in molti casi, quando cioe non occorra un bagno nella paraffina 

 ad alta temperatura di fusione, troppo prolungato ; ostacolo dei resto 

 questo, che si puö facilmente rimuovere sia rinnovando 1' acqua calda 

 dopo qualche ora , sia trasportando la provetta in altro vaso con- 



^) Dato che il vetro e opaco al calore oscuro , sarebbe dcsiderabile 

 sustituire alle provette di vetro tubetti metallici, ma con ciö si va incontro 

 aU'inconveniente assai grave di non poter sorvegliare i pezzi, inconveniente 

 (juesto non compensato dal piccolo vantaggio raggiungibile. 



