44 Farkas: Ein neuer Einbettungsapparat. XXX, 1. 



Eine einzige Flamme versorgt denselben. Die Vorerwärmung erfordert 

 nicht mehr Zeit, als eine Stunde. 



Statt P. Mayers Metallrahmen benutze ich aus Messingblech 

 gepreßte , inwendig polierte runde oder viereckige Gefäße , welche 

 letztere jedoch abgerundete Ecken besitzen. Die Seitenwände diver- 

 gieren steil nach oben (\ /). Ich halte diese auf Grund meiner 



Erfahrungen für entsprechender als die Metallrahmen, besonders 

 wenn man die einzuschmelzenden Objekte längere Zeit in flüssigem 

 Paraffin lassen muß. 



Bei ihrer Wohlfeilheit — 50 bis 60 Heller pro Stück — kann 

 man sie sich in verschiedenen Größen herstellen lassen. Da der 

 Boden des Gefäßes aus dünnem Metall besteht, erwärmt es sich 

 leicht und kühlt ebenso rasch ab. Außerdem sind diese Gefäße so 

 leicht , daß sie auf dem Wasser — auch mit Paraffin gefüllt — 

 schwimmen. Dies kommt bei der Abkühlung sehr zu statten. 



Wenn die Gefäße inwendig ganz glatt und völlig rein sind^, 

 können wir infolge ihrer oben breiteren Form das erstarrte Paraffin 

 auch ohne Glyzerineinschmierung aus ihnen leicht herausnehmen, 

 namentlich wenn wir den oberen Rand des — infolge der Adhäsion 

 sich an die Seitenwände des Gefäßes anschmiegenden — Paraffins 

 vorsichtig entfernen. Die Elastizität der Gefäßwände ist hierfür ein 

 nicht wenig günstiger Umstand. 



Der von mir benutzte Thermoregulator (Fig. 2) ist einfach und 

 kann leicht beschafft werden. Die Regulierung der Wärme ruht auf 

 der Ausdehnung des als Füllung dienenden Paraffinum liquidum. — 

 Bei der Füllung des Regulators muß die Luft mittelst Exhaustor 

 entfernt werden. Der Thermoregulator befindet sich ganz in dem 

 Hohlraum des Apparates, und dies macht eine präzisere Regulierung 

 möglich. 



^) Ausgezeichnete Reinigungsmittel für diese Metallgefäße sind Sidol 

 und Feminol, weil sie die Adhäsion verhindern. 



Kolozsvär, am 26. Februar 1913. 



[Eingegangen am 2. Miirz. 1913.] 



