40 



Farkas: Ein neuer Einbettungsapparat. XXX, 1. 



[Aus dem Zoologischen Institute der Universität KolozSvär. 

 Direktor : Prof. S. v. Apäthy.] 



Ein neuer Embettungsapparat\ 



Von 

 Dr. B. Farkas. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Der neue Einbettungsapparat, den ich beschreiben will, ist ein 

 sogenannter kombinierter Einbettmigsapparat. Der Apparat ist ziemlich 

 klein, 23 cm hoch, 16 cm breit und 23 cm lang. Abgesehen davon, 

 ist er derart zusammengestellt, daß er den Forderungen eines Paraffin- 

 einbettungsapparates entspricht. 



Derselbe ist aus Messing verfertigt und mit Asbest belegt. Der 

 Apparat steht auf vierfüßigem Messingständer und ist abnehmbar. 

 Er besteht aus verschiedenen Zwecken dienenden Teilen. Oben 

 befindet sich ein L- förmiger 12 cm tiefer Hohlraum (?) ; er umgibt 

 eine kreisförmige Vertiefung. In die kreisförmige Vertiefung paßt 

 eine Schale (/.) von 90 cc Inhalt, welche mit einem Griffe versehen ist. 

 Die größere L-förmige Vertiefung, sowie die vernickelte Messing- 

 schale werden von einer gut schließenden Glastüre bedeckt. 



Der andere Teil des Einbettungsapparates ist auf den vorderen 

 Teil des Kastens aufgesetzt. Zwischen zwei Messingplatten befinden 

 sich sechs aus- und einschiebbare Platten. Fünf Platten («) sind 

 von Glas , die sechste , die unterste (6), ist von Messing. An den 

 Seitenwänden zwischen je zwei Glasphitten befinden sich je zwei 

 Löcher. Dieser Teil des Apparates wird zur Ausbreitung der Paraffin- 

 schnittc benutzt. Zwischen den Glasplatten ist die Temperatur un- 

 gefähr 35 bis 40" C, wenn die Temperatur des Apparates 60** C 



^) Vom Verfasser in der Fachversammlung der naturwissenschaftlichen 

 Klasse des „Erdelyi Muzeum Eggerület" (Siebenbürgischer Museumverein) 

 am 22. Mai 1908 demonstriert. Der Apparat ist zu beziehen durch Paul 

 Altmann, Berlin 



