192 Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. XXX, 2. 



[Mitteilungen aus den optischen Werken von E. Leitz, Wetzlar.] 



Über neue Mikrotomkonstruktionen. 



Von 



Dr. Siegfried Becher, 



Privatdozenten und Assistenten am Zoologischen Institut in Gießen. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



I. Das Leitz'sche Grundschlittenmikrotom. 



Gegenstände moderner Technik entwickeln sich gewöhnlich 

 innerhalb sehr kurzer Zeit bis zur zweckmäßigsten Form der Aus- 

 führung, wenn nur einmal das Prinzip des Baues und der Grund- 

 typus gefunden ist. Die modernen Mikroskopstative stellen z. B. 

 derartige Annäherungen an das Optimum zweckmäßiger Gestaltung 

 dar. Bei den Mikrotomen macht neben anderen etwa der Minot- 

 schen Typus den Eindruck einer solchen kaum noch der Verbesserung 

 fähigen Form, die durch zahlreiche kleine Schritte ihre jetzige Voll- 

 kommenheit der Ausführung erreicht und schon Jahre hindurch ihre 

 vorzügliche Brauchbarkeit bewiesen hat. 



In der Tat unterliegt keinem Zweifel, daß die modernen Schlitten- 

 und MiNOT-Mikrotome in der peinlich genauen Ausführung, in der 

 sie zurzeit hergestellt werden, fast allen Ansprüchen genügen können, 

 die der auf die Herstellung von Schnitten angewiesene Biologe an 

 dieselben stellen kann. Der Fortschritt, den man von einem neuen 

 Instrument erwarten kann , wird daher für die Bearbeitung kleiner 

 gut schneidbarer Objekte stets ein relativ geringer sein ; er wird 

 erst deutlicher hervortreten, wenn es sich um das Schneiden harten, 

 ausgedehnten oder sonst irgendwie ungeeigneten Materials handelt. 

 Dann zeigt sich plötzlich bei einem sonst als gut befundenen Instrument 

 daß beim Hindurchführen eines Messers durch einen harten Teil 

 des Objektes der Schlitten „springt", daß die aufeinanderfolgenden 

 Schnitte ungleich dick werden oder dergl. Solche Erfahrungen, von 



