194 



Beeil er: Über neue Mikrotomkonstruktioneii. 



XXX, 2. 



den MixoTSchen Instrumenten und den Scbaukelmikrotomen beide 

 Leistungen dem Objektteil übertragen sind. Letzteres gilt in gleiclier 

 Weise von dem neuen Grundscblittenmikrotom , bei dem beide Be- 

 wegungen von dem Objektteil aus vollzogen werden , während das 

 Messer feststeht, und zwar horizontal. Die Übertragung der Schneid- 

 bewegung an den Objektteil und das Feststehen des Messers er- 

 möglichen es , alle Bewegungen des arbeitenden Mikrotoms mit der 

 einen den Objektteil bedienenden Hand ausführen zu können. Die 

 andere Hand bleibt also frei und kann sanz den Schnitten selbst 



.;*^. 



gewidmet werden. Diese „Forderung einer freien Hand", 

 die auch bei Mixoxschen und Schaukelmikrotomen erfüllt ist. zeigt 

 beim Grundschlittenmikrotom erst ihre ganze Vorteilhaftigkeit ; denn 

 hier liegt das ^lesser horizontal, so daß die Schnitte in einer Lage 

 auf das Messer aufrücken, in der sie bequem von der freien Hand 

 empfangen werden können, während bei den obengenannten Mikrotom- 

 typen die Schnitte — wenn sie nicht gleich in geschlossenen Bändern 

 .kommen — einer vorsichtigen, bequemen Behandlung viel weniger zu- 

 gänglich sind. 



Der Objektteil des neuen Mikrotoms besteht im wesentliclien 

 aus einem parallelepipedischen Metallblock, der auf den glatten seit- 

 liehen Kanten einer Ilachen, hingen Biiine bewegt werden kann, die 



