198 Bcclier: Über neue Mikrotouikonstniktionen. XXX, 2. 



Die K u g e 1 g e 1 e n k k 1 e m m e besteht aus einer runden Metall- 

 platte mit einem Rand in Form einer äquatorialen Kugelzone, die 

 in einer gleiclifalls kugelzonenförraigen Gleitliäche einer am Objekt- 

 trägerschlitten ansitzenden ausgehöhlten Metallhalbkugel beweglich 

 ist. Die Metallscheibe läßt sich durch Drehen zweier senkrecht z\\- 

 einander angebrachter .Schrauben in beliebiger Richtung genügend 

 stark neigen und ist außerdem immer noch um ihre Achse drehbar. 

 Nach erfolgter Einstellung wird sie durch Anziehen einer Mutter, die 

 einen von der Scheibe nach unten durchtretenden Stiel faßt, fest- 

 gestellt. 



Auf der runden Scheibe des Kugelgelenkes ist die eigentliche 

 K 1 e m m e für das Objekt befestigt , in der die Holz- oder Stabilit- 

 klötze gefaßt werden können, auf denen die Paraffin- oder Celloidin- 

 blöcke angeschmolzen oder angeklebt sind. Die Klemme ist rund 

 und möglichst gedrungen gestaltet, so daß der Block und das Objekt 

 nicht weit vom Drehungsraittelpunkt des Kugelgelenkes zu liegen 

 kommen. Die Schraube zum Festklemmen der Blöcke ist kurz , sie 

 reicht auch bei nicht horizontaler Stellung niemals in die Höhe des 

 Objektes und kann daher nicht an die Messerschneide anstoßen. 

 Statt der Klemme lassen sich auch direkt bj ektt i seh ch en mit 

 Metall- oder Stabilitfläche aufschrauben, so daß die Objekte ohne Ver- 

 mittelung eines Holzklotzes befestigt werden können. Diese Objekt- 

 tischchen haben gegenüber der Klemme den Vorzug, daß das Objekt 

 noch näher an den Drehungsmittelpunkt des Kugelgelenks heran- 

 rückt, so daß die Einstellung sich fast ohne Änderung der Höhe aus- 

 fiihren läßt. Durch die freie Lagerung der Objektklemme bzw. 

 -tischchen ist die Größe der zu schneidenden Objekte beinahe un- 

 beschränkt, so daß sich das Instrument sehr gut als Gehirnmikrotom 

 eignet. 



Messerteil und Messereinstellung. Für das Grund- 

 sclilittenmikrotom sind lange Messer von einfach keilförmigem Quer- 

 schnitt am meisten zu empfehlen. Das Messer Avird in eine oder in 

 zwei Messerklemmen eingespannt, je nach den Ansprüchen, die man 

 gerade an die Stabilität desselben stellt. Für die meisten Zwecke 

 genügt es, wenn das Messer mit einer Klemme gefaßt wird. Diese 

 Befestigungsweise gewährt den Vorteil, daß man bei einem längeren 

 Messer Befestigungs- uud Schnittstelle sehr variieren und das Messer 

 einfach mit einer anderen Stelle gebrauchen kann, wenn es an einer 

 schartig geworden ist. Bei der Anwendung von zwei Klemmen, die 

 den schneidenden Teil des Messers zwischen sich fassen, ist man 



