204 Wychgram: Eine neue Schwaclistiomlampe f. Mikrozweckc. XXX, 2. 



Einfachheit des Betriebes , der Ersatzteile , der eventuellen 

 Reparaturen. 



unbedingte Unveränderlich keit der Lage des 

 Lichtpunktes. 



Alle diese Forderungen werden nur erfüllt bei rechtwinkliger 

 Kohlenanorduung mit horizontaler in der optischen Achse liegender 

 Kraterkohle. Diese Form allein gewährt Garantie für absolute ün- 

 veränderlichkeit der Lage des Lichtpunktes bei wirklich geringsten 

 Dimensionen der Lampe. Die neuen Zeiss-Weule- Lampen habe ich 

 in meinem letzten Bericht „Aus optischen und mechanischen Werk- 

 stätten" eingehend besprochen. Sie sind neben den Kleinlampen 

 der Firma Leitz die einzigen von diesem Typ. 



Bisher waren die sogen. Liliputlampen von Leitz nur Hand- 

 regulierlampen. Es ist nun von der Firma eine Lampe konstruiert 

 worden, welche bei frappanter Korapendiosität dennoch die Vorteile 

 der automatischen Regulierung aufweist. Meines Wissens ist dies 

 nunmehr die erste und wohl nocli einzige automatische Lampe, welche 

 ohne weiteres sowohl auf der optischen Bank in Reiter, als auch in 

 gewöhnlichem Fuß auf dem Laboratoriumstisch verwendbar ist. Von 

 den Weüle- Lampen ist nur die Handregulierlampe auf Reiter ver- 

 wendbar , während die automatische hinter dem Ende der optischen 

 Bank auf der Tischfläche stehen muß. 



Die neue Leitz -Lampe besteht aus dem flachen rechteckigen 

 Gehäuse , in welchem die Triebe für die Kohlenhalter angeordnet 

 sind. Die positive KoWe schiebt sich parallel dem oberen Gehäuse- 

 rande vor und liegt in der optischen Achse, die negative Kohle be- 

 wegt sich senkrecht dazu parallel dem vorderen Rande des Kastens. 

 Hinter dem Gehäuse und an diesem selber befestigt, ist ein Uhrwerk 

 angebracht , das bei gleicher Dicke etwa halb so groß ist , wie das 

 Lampengehäuse. Das Werk entspricht etwa dem der vielverbreiteten 

 JuNGHAXs - Wecker. Es wird durch Federkraft getrieben , besitzt 

 Unruhe mit Spirale und einfacher Hemmung und kann durch Rücker 

 fein reguliert werden. Dieser letztere wird von außen betätigt und 

 ermöglicht also , das Werk mit der Geschwindigkeit des Abbrandes 

 der Kohlen abzustimmen , so daß die Nachführung der Kohlen sehr 

 kontinuierlich vor sich gehen kann. Die Teile des Werkes sind groß 

 und kräftig, die Gefahr des Magnetischwerdens der Stahlteile scheint 

 nicht vorzuliegen. Trotz der Kopplung der Kohlenhalter mit dem 

 Uhrwerk ist deren grobe Einstellung und vor allem das Entzünden 



