328 Wychgraui: Aus optischen und mechanischen Werkstätten XXX, 3. 



erörterten Ansichten über Materialbehandlung und Formgebung veran- 

 schaulichen. Wir bringen zu diesem Zwecke die Bilder der alten 

 Ausführung aus dem Mikroskopkatalog von 1911 und dasjenige der 

 neuen, welches sich in der Druckschrift „Med 4'^ des Zeiss- Werkes 

 findet und im neuen Mikroskopkatalog nicht mehr angeführt wird. 

 Die Bilder zeigen sehr deutlich den Fortschritt in der Anordnung 

 der Teile. Alles steht auf einem gedrungenen Metall-Kreuzschlitten, 

 das Stativ hat einen schweren Ringfuß und eine Vertikalbewegung 

 mit Spindelbetrieb von sehr großer Stabilität. Die Beleuchtung wird 

 nur noch mit GuLi,STUANi>schem Bogen geliefert, welclier unterhalb 

 der Objektive angebracht ist. Alles Sperrige und Labile ist vermieden, 

 wodurcli nicht nur eine bequemere und zuverlässigere Handhabung, 

 sondern auch ein eleganteres Aussehen erzielt wird. Die Prismen 

 liegen unterhalb der Okulare, alle Teile, die durch manuelle Be- 

 tätigung betrieben werden , liegen in klarer Übersichtlichkeit leicht 

 erreichbar zusammen (Figg. 8 u. 9). 



Kehren wir nun zu den Lichtquellen zurück. Das Nernst- Licht 

 ist weiterhin in dem Beleuchtungsapparat unserer Figur 10 des Zeiss- 

 Werkes angewandt. Es ist iu diesem einfacheren und entsprechend 

 billigeren Apparat ein optisclies Beleuchtungssystem ähnlicher Wirkung 

 untergebracht. Es wird in 1 m Abstand ein kreisrundes , gleich- 

 mäßig helles Leuchtfeld von 15 cm Durchmesser erzielt. Der An- 

 wendungszweck dieser Lampe ist vielseitig, technischer, gewerbliclier 

 und wissenschaftlicher Art. Ein drehbarer Vorsatzspiegel ermöglicht 

 die oft wünschenswerte Ablenkung des Strahlenganges. Diese Lampe 

 gehört streng genommen nicht mehr zum eigentlichen mikroskopischen 

 Instrumentenbereich , ilire Erwähnung geschieht der Vollständigkeit 

 halber. 



Eine eigenartige Anordnung der großen Nernst -Fäden finden wir 

 unter den Neuerungen der Bausch iS: Lome Optical Co. Wie die 

 Figur 11 zeigt, wird hier durch einen Hohlspiegel von versilbertem 

 Glas die Strahlung noch vollständiger als sonst üblich ausgenutzt. 

 Die Lampe hat infolgedessen eigentümlich frei stehende Olühstäbe, 

 und der Heizkörper ist nach der Inbetriebsetzung beiseite zu schlagen. 

 Trotzdem ergibt sich aus der Abbildung , daß ein großer Teil des 

 reflektierten Lichtes durch die Träger der Glühstäbe abgeschnitten 

 wird, falls nicht die Leuchtstäbe annähernd im Krümmungsmitteli)unkt 

 des Spiegels stehen, so daß der Gang der Reflexstrahlen an dieser 

 Stelle eine Einengung erfährt. 



Was die Bogenlampen anlaugt , so soll hier noch eine Lampe 



