;540 Wychgriini: Aus optischen und mechanischen Werkstätten. XXX, 3. 



kommen hier außer dem Mikroskop besonders noch für Übersichts- 

 bilder die Luminare mit den verschiedenen, den einzelnen Brennweiten 

 besonders angepaßten Kondensoren in Anwendung. Diese Objektive 

 sind von ausgezeichneter Korrektion und zeichnen ein großes geebnetes 

 Feld aus. Die Auswechselbarkeit und die Anwendbarkeit zur Pro- 

 jektion auf vertikalen Flächen, sowie die Handhabung überhaupt, die 

 Beschränkung der Teilmechanismen und die praktische Formgebung 

 sind vorteilhaft einfach, bequem und zeitsparend. 



Zu den Projektions -Zeichenapparaten großen Stiles ist auch der 

 vom ZEiss-Werk gebaute nach Greil zu rechnen. Dieser Apparat 

 ist ja seit einer Reihe von Jahren in der wissenschaftlichen Welt 

 bekannt , und es genüge hier , die Neuerungen und Verbesserungen 

 an diesem Modell zu erwähnen. Angenehm ist die neu eingeführte 

 Ausrüstung mit Bogenlicht , welche die Anwendbarkeit des Nernst- 

 Lichtes nicht beeintlußt. Als Lampe dient dann die kleine Schwach- 

 strom-Bogenlampe auf Reiter und mit Handregulierung, welche in 

 unserem letzten Berichte beschrieben und abgebildet wurde. Eine 

 weitere, sehr wesentliche Verbesserung ist die Möglichkeit, auch zur 

 Projektion großer Präparate, deren Durchmesser bis zu 10 (!) cm 

 gehen darf, die Nernst- Lampe mit aplanatischem Kollektor an- 

 wenden zu können. Hierzu sind dann noch einige wenige optische 

 Ergänzungen nötig, welche ein Prinzip des Strahlenganges verwirk- 

 lichen, wie es ähnlich in den Beleuchtungsvorrichtungen mit aplana- 

 tischen Kollektoren, den oben besprochenen Nernst -Larapen, an- 

 gewandt wird. 



Ein Apparat universellster Verwendbarkeit und durchaus origi- 

 neller Konstruktion sei in Figur 25 abgebildet. Er stammt aus den 

 Werkstätten von Bausch & Lome und scheint trotz seiner unglaublichen 

 Vielseitigkeit doch für strengere Arbeiten und Ansprüche stabil genug 

 gebaut und gut durchdacht. Er gestattet folgende e 1 f Möglichkeiten : 

 Zeichnen in horizontaler , Zeichnen in vertikaler Stellung des Mikro- 

 skopes , Mikrophotographie mit horizontaler und mit vertikaler An- 

 ordnung , Photographie ohne Mikroskop aber mit vergrößernden 

 System (Mikrometertrieb -Einstellung, Planare), gewöhnliche Photo- 

 graphie von gewöhnlichen, ausgedehnteren Objekten und mit regulären 

 Objektiven, Mikroprojektion, gewöhnliche Projektion von Diapositiven, 

 Zeichnen opaker Objekte mit episkopischor Ergänzung („opaque 

 Attachment"), Mikrophotographie opaker Objekte mit Vertikalillumi- 

 nator, Einrichtung mit intensiver Beleuchtung für Duid^elfeldzwecke 

 und einfache, direkte visuelle Beobachtung. Wir bringen in den 



