XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. ^25 



der vollen Öffnung. Indessen ist hier der Lichtverlust vermieden, 

 den der Spiegelkondensor infolge der geringeren Reflexionsfähigkeit 

 des Silbers gegenüber den ultravioletten Strahlen besitzt. 



Nach alledem war es klar, daß ein vollkommenes Lumineszenz- 

 Mikroskop nur bei voller Apertur des Kondensors zu erhalten war ; 

 denn da das Lumineszenzlicht der meisten Körper relativ schwach 

 ist , so mußte auf eine möglichst maximale Beleuchtungsstärke in 

 der Objektebene gesehen werden. Ich habe das nun mit meinem 

 Lumineszenz - Mikroskop erreicht. 



Da also bei dieser Anordnung die volle Apertur des Kondensors, 

 also Hellfeldbeleuchtung, zur Anwendung kommt, so mußten die oben 

 erwähnten störenden Wirkungen der direkt in Mikroskop und Auge 

 eindringenden ultravioletten Strahlen beseitigt werden. Dies konnte 

 nur durch ein besonderes , in der Richtung des Lichtes hinter dem 

 tluoreszierenden Präparate eingeschaltetes Strahlenfilter, das etwa 

 zugleich als Deckglas des Objektes diente, geschehen, das folgenden 

 drei Bedingungen genügen muß : • 



1) Es muß die ultravioletten Strahlen, nachdem sie das Objekt 

 zum Selbstleuchten gebracht haben, vollständig absorbieren. 



2) Es muß das transformierte sichtbare Licht des Objektes 

 vollkommen hindurchlassen, damit kein Intensitätsverlust der 

 abbildenden Strahlen und keine falsche Färbung des Objektes 

 entsteht. 



3) Es darf unter der Einwirkung der von ihm absorbierten 

 ultravioletten Strahlen keine Spur von Fluoreszenz zeigen. 



Diese letzte Bedingung ist die wichtigste und war am schwersten 

 zu erfüllen , da ja fast alle Körper und insbesondere Gläser mehr 

 oder weniger stark fluoreszieren. Die üblichen Gelbgläser z. B. 

 leuchten, wie ich schon früher nachwies, ziemlich intensiv orangerot. 

 — Ich fand schließlich in dem sogenannten „Euphosglas" ^ eine 

 im hohen Grad für meine Zwecke geeignete Substanz. Dieses Glas 

 wird in verschiedenen Farbkonzentrationen geliefert, und es fand 

 sich eine Sorte , die als Deckgläschen von einer dem Korrektions- 

 zustande der Mikroskop - Objektive erforderlichen Dicke von etwa 

 0"17 mm den genannten Bedingungen in praktisch vollkommen aus- 



^) Schanz, F., u. Stockhausen, K., Wie schützen wir unsere Augen 

 vor der Einwirkung der ultravioletten Strahlen unserer künstlichen Licht- 

 quellen? (Gräfes Arch. f. Ophthalmol. Bd. LXIX, 1908, H. 1. p. 69). 



