444 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



für die wichtige Anwendung des Lumineszenz- Mikroskopes zur Unter- 

 suchung chemischer Verbindungen, Im letzten Kapitel wird darauf 

 hingewiesen, daß gerade das Austreiben des Wassers, das Kalzinieren, 

 ja Glühen der Verbindungen häufig nötig ist zur Erzielung genügend 

 starker Lumineszenz. — Da nun die mikroskopischen Präparate eine 

 geringe Dicke haben müssen , und da die meisten lumineszierenden 

 Körper in so geringer Dicke für ihr eigenes Lumineszenzlicht praktisch 

 vollkommen durchsichtig sind, so habe ich von einer Anwendung der 

 soeben erörterten Beleuchtungsart abgesehen. 



Ein weiterer Grund dafür ist auch folgender : Sehr viele Körper 

 haben gekrümmte Oberflächen, wie z. B. Fasern, Zellen usw. Wie 

 ich oben gezeigt habe , tritt bei derartigen Körpern eine Abbildung 

 gewisser innerer Teile nach außen ein, d. h. diese Körper 

 können gewissermaßen als Scheinwerfer ihres eigenen 

 Fluoreszenzlichtes wirken. Bettet man nun solche 

 Körper in Wasser ein, so geht diese Wirkung zum 

 größten Teil verloren, und sie erscheinen ireseiit lieh 

 dunkler als in Luft. 



IV. Die Tersuclisanordnung für visuelle Beobachtung. 



Das Lumineszenz-Mikroskop besteht, wie schon oben auf p. 424 

 erwähnt, in der Hauptsache aus einer Beleuchtungsvorrichtung für ultra- 

 violettes Licht, der „U. V.-Filterlarape" und einem gewöhnlichen Mikro- 

 skop mit besonderer Beleuchtungsoptik und einem besonderen Deckglas. 



In Figur 1 ist die gesamte Anordnung dargestellt, wie sie vom 

 ZELss-Werk in Jena geliefert wird. Die Hauptteile der Apparate 

 sind mittels Reiter auf einer optischen Bank verschiebbar. 



Als Lichtquelle dient eine kleine Handregulier -Bogenlampe für 

 Gleich- oder Wechselstrom von 4 bis 10 Ampere. Ihre Elektroden 

 sind „Eisenlicht-" oder besser „Nickellichtkohlen" von Gebr. Siemens, 

 die in dem spektralen Durchlässigkeitsgebiet des l'. V. -Filters inten- 

 sive Linien besitzen. Die Eisenlichtkohlen haben die unangenehme 

 Eigenschaft , bisweilen stark zu sprühen und glühende Eisenteilchen 

 herumzuschlendern, wodurch die Linsen beschädigt und allmählich un- 

 brauchbar werden. Zunächst befand sich nur diese Kohlenart als 

 starkes ultra -violettes Licht erzeugend im Handel; sie wird zu 

 medizinischen Zwecken (nach Finsen) benutzt und muß daher be- 

 sonders die unter ."iOO /i liegenden, stark zellenzerstörenden Strahlen 



