XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. 445 



hervorbringen. Da diese Strahlen jedoch außerhalb des Durchlässig- 

 keitsgebietes des ü. V.- Filters liegen, so konnten für die Zwecke 

 der Lumineszenz -Analyse auch andere Elemente, als Eisen, in Betracht 

 kommen, nach meinen Untersuchungen z. B. Cu, Ag, Ni, Nb, Tl und 

 besonders Pd, Hiervon war Nickel in praktischer Beziehung das 

 geeignetste Element, das im Kohlebogen auch sehr ruhig brennt. Die 

 Kohlen stehen in der Lampe senkrecht zueinander, so, daß bei Ver- 

 wendung von Gleichstrom die positive Kohle horizontal, also in der 

 optischen Achse des Apparates liegt. Hierdurch wird die Lichtausbeute 

 sehr erheblich. Das Lampengehäuse ist gegenüber der anderweitigen 

 Verwendungsarten der kleinen Lampe nach Möglichkeit lichtdicht her- 

 gestellt, denn die Beobachtung soll im verdunkelten Zimmer geschehen. 



An dem abnehmbaren Vorderteil des Gehäuses ist ein auszieh- 

 barer Tubus angebracht, der im Innern die „Kollektorlinse" aus 

 Bergkristall enthält, in deren Brennpunkt der Lichtbogen liegt. Am 

 Ende trägt der Tubus das „Ergänzungstilter", das in einer etwa 2 mm 

 dicken Platte aus grünabsorbierendem Blauuviolglas besteht. Die 

 Einschaltung dieses Ergänzungsfilters ist deswegen nötig, weil das 

 ü. V. -Filter, wenn es in der vom Zsiss-Werk für makroskopische 

 Zwecke gelieferten Dicke verwendet wird , hier noch zu viel grüne 

 Strahlen hindurchläßt, für die das Auge ja sehr empfindlich ist, 

 namentlich wenn, wie bei der Hellfeldbeleuchtung, gewissermaßen 

 direkt in die Lichtquelle hineingesehen wird. Bei der makroskopischen 

 Beobachtung dagegen liegt die Intensität des an den Objekten reflek- 

 tierten grünen Lichtes unterhalb des Schwelleuwertes der Wahr- 

 nehmung. Diese Anordnung hat noch den Vorteil, daß das U. V.- 

 Filter, welches in der Figur 1^ rechts von der Lampe zu sehen ist, 

 in einer so großen Entfernung von der Lampe stehen kann, daß 

 keine schädliche Erwärmung stattfindet. Demnach kann hier auch 

 die Kühlvorrichtung des Filters entbehrt werden. 



Wird dagegen eine U. V. -Filterlampe verwendet, bei welcher 

 das U. V.- Filter mit oder ohne Kühlvorrichtung am Tubus der Lampe 

 befestigt ist, dann kann das Ergänzungsfilter auf besonderem Reiter 

 getrennt von der Lampe aufgestellt werden. 



Das U. V. -Filter besteht in der vom ZEiss-Werk ausgeführten 

 Form aus drei Scheiben von Blauuviolglas, die zusammen etwa 4 mm 

 dick sind , zwischen denen sich je eine 5 mm dicke Schicht einer 

 Kupfersulfatlösung (ein Teil reines blaues Kupfersulfat auf 4 Teile 



^) Auf der besonderen hier beigehefteten Tafel. 



