446 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



destillierten Wassers) iind einer Lösung von Nitrosodimetbylaniliu 

 befindet. Diese kann auch in fester Form , z. B. in einer dünnen 

 Gelatineschicht, oder besser in flüssiger Form verwendet werden^. 

 Letztere Form ist aus dem Grunde der leichteren Ersetzbarkeit 

 vorzuziehen, denn der gelbe Farbstoff ist nicht beständig. Die Kon- 

 zentration beträgt für das Lumineszenz -Mikroskop 1:7500; für 

 makroskopische Zwecke dagegen hatte ich 1 : 5000 als geeignete 

 Konzentration gefunden. Der Grund dieses Unterschiedes ist die 

 Verwendung des Euphosdeckglases (s. p. 425) beim Lumineszenz- 

 Mikroskop , Avelche'S das äußerste Violett teilweise absorbiert. Hier- 

 durch ist die Möglichkeit gegeben , diese Strahlen noch mit zur Er- 

 regung der Lumineszenz zu benutzen, was durch die geringere Kon- 

 zentration des Nitrosodimethylanilins erreicht wurde. Die Lösung 

 dieses Farbstoffes muß in erwärmten destilliertem Wasser erfolgen. 

 Als Ausgangslösung wählt man eine Lösung von 0'5 g in 200 cc 

 Wasser, davon enthalten also 4 cc Lösung 0"01 g Substanz. — Zu 

 starke Bemessung der Konzentration bei allen drei Filterkomponeuten 

 bewirkt eine zu geringe Durchlässigkeit des U. V.- Filters für Ultra- 

 violett. Am wenigsten wirkt hier die Dickenvergrößerung des Blau- 

 uviolglases, dagegen wird bei nur wenig stärkerer Konzentration als 

 wie oben angegeben durch das Kupfersulfat und den Nitrosofarbstoff 

 sogleich ein beträchtlicher Teil des ultravioletten Lichtes beseitigt. 

 Ist anderseits die Dicke bzw. die Konzentration geringer , als wie 

 augegeben, so läßt sogleich jede Komponente einen merkbaren Teil 

 des Lichtes hindurch, das sie absorbieren, also unmerklich machen soll. 



Bemerkenswert ist noch , daß gegenüber den bisher bekannten 

 ultraviolettdurchlässigen Filtern, z. B. bei den von Wood, durch die 

 Verwendung von Kupfersulfatlösung auch die ultraroten Strahlen be- 

 seitigt werden. Es ist bekannt, daß diese Strahlen in vielen Fällen 

 lumineszenzvernichtend wirken. 



Vergleichsweise sei noch angegeben, daß Reichert für sein Fluo- 

 reszenzmikroskop mit Dunkelfeldbeleuchtung (vgl. p. 424) die Dicke 

 des Blauuviolglases ungefähr gleich wählt, die Kupfersulfatlösung 

 dagegen ganz unnötig stark, nämlich gesättigt, so daß sie das 

 Ultraviolett von 350 fx abwärts beinahe total absorbiert ; die Nitroso- 

 lösung dagegen nimmt er auffallend schwach, nämlich 1:12 000, so 

 daß sie beinahe das ganze Blau durchläßt. Das muß sie aber auch, 



^) Diese Form des U. V. -Filters mit drei Blauuviolglasplatten ist dem 

 ZEiss-Werk in Jena nach meinen Angaben durch ein D. R. G. M. geschützt. 



