XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. 449 



Durchlässigkeit für die sichtbaren Strahlen und des vollkommenen 

 Fehlens von Fluoreszenz, natürlich nur bezogen auf das \J. V.- Filter. 

 In Verbindung mit diesem Filter mit den oben genannten richtig 

 konzentrierten Lösungen erhält man durch diese Euphosdeckgläschen 

 das lumineszierende Objekt auf vollkommenem Dunkelfeld. Die Deck- 

 gläschen werden aus den rohen Euphostafelglasscheiben in etwa 

 0'17 mm Dicke herausgeschnitten, geschliffen und poliert. Das ist 

 ein relativ teueres Verfahren. Versuche , die Euphosdeckgläschen 

 ebenso wie die gewöhnlichen Deckgläser aus in der richtigen Dicke 

 geblasenen Plättchen herzustellen, scheiterten daran, daß das Euphos- 

 glas schwach fluoreszierte, wahrscheinlich infolge des zweiten Schmelz- 

 prozesses beim Blasen. Die geblaseneu Plättchen ergaben also kein 

 so vollkommenes Duukelfeld , wie die geschliffenen. Ein weiterer 

 Nachteil war die ungleichmäßige Färbung bzw. Absorption der ge- 

 blasenen Scheiben. 



Damit das Objekt von der vollen Apertur des Kondensors 

 ultraviolette Strahlen erhält, ist es nötig, dasselbe in ein Medium 

 von nahezu gleicher Brechung , wie sie Quarz besitzt , einzubetten ; 

 das ist jedoch nur bei Untersuchung von schwach leuchtenden 

 Präparaten vorteilhaft. Leider ist hierzu nur reines destilliertes 

 Wasser verwendbar. Versuche mit Glyzerin ergaben schwache 

 Fluoreszenz des Einbettungsmittels und damit eine Aufhellung des 

 Duukelfeldes. Bei nicht allzu schwacher Lumineszenz des Präparates 

 wird jedoch Glj^zerin noch verwendbar sein. — Hieraus ist wieder 

 ersichtlich, wie schwer erfüllbar die dritte Bedingung für das Deck- 

 glas ist , wenn schon das für ultraviolette Strahlen als sehr gut 

 durchlässig bekannte Glyzerin in so dünner Schicht , wie sie für 

 ein mikroskopisches Präparat erforderlich ist, fluoresziert. Ich fand 

 z. ß. auch, daß das ultraviolette durchlässige Uviolglas in Deckglas- 

 dicke noch relativ stark fluoresziert. Der Grund dafür , weshalb 

 diese für das vom U. V. -Filter durchgelassene Spektralintervall im 

 allgemeinen in so geringer Dicke als vollkommen durchlässig geltenden 

 Substanzen hier doch fluoreszierten , liegt in der außerordentlich 

 hohen Beleuchtungsstärke im objektseitigen Sehfeld. 



Objektive und Okulare des Lumineszenz -Mikroskopes sind die 

 üblichen, wie sie auch für die Beobachtung mit gewöhnlichem weißen 

 Lichte benutzt werden. Die Objektive sind also die gewöhnlichen 

 Achromate und Apochromate und als Okulare können die Huygens- 

 schen oder die Kompensationsokulare verwendet werden. Da es 

 sich hier häufig um Abbildung von hinsichtlich der Wellenlänge 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXX, 4. 29 



