450 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



sehr voneinander abweichend gefärbten mosaikartig nebeneinander 

 liegenden Objekten handelt, so sind hier besonders die Apochromate 

 vorteilhaft. Die Anwendung starker Okularvergrößerung ist im all- 

 gemeinen nicht ratsam , namentlich , wenn es sich um lichtschwache 

 Objekte handelt. Sehr empfehlenswert ist für die meisten Unter- 

 suchungen der Apochromat von 16 mm Äquivalentbrennweite und 

 der numerischen Apertur 0*3 in Verbindung mit dem Kompensations- 

 okular 4. Diese Zusammenstellung ergibt eine 62fache Vergrößerung. 

 Für die Präparate von der üblichen Dicke, wie sie z.B. Schnitte frischer 

 Gewebe oder mineralogische Dünnschliife aufweisen, lassen sich Ob- 

 jektive mit einer größeren Apertur als wie 0*65 nicht gut verwenden, 

 falls die Objekte in ihrer ganzen Dicke mehr oder weniger stark fluores- 

 zieren, was ja in der Regel der Fall ist. Bei Verwendung größerer Aper- 

 turen tritt nämlich infolge der Überlagerung der Zerstreuungskreise 

 der vor und hinter der Objektebene liegenden Objektteile eine starke 

 Verschleierung des Bildes ein, auch macht sich hier die doppelte Ab- 

 bildung , d. h. die Abbildung dunkler Teile durch die helleren , als 

 Lichtquelle dienenden, bisweilen unliebsam bemerkbar. Mit dem 

 Achromat C (Brennweite 7 mm, Apertur 0*4} z. B. erhält man in 

 den gewöhnlichen Fällen noch sehr gute Resultate. Die Gesamt- 

 vergrößerung soll im allgemeinen den Wert 300 nicht übersteigen, 

 nur bei sehr stark leuchtenden Objekten von genügend geringer 

 Dicke ist die Anwendung einer stärkeren Vergrößerung von Vorteil. 



Noch stärkere Objektive mit höherer Apertur können nur bei 

 ganz besonders dünnen Präparaten benutzt werden. Solche sind aber 

 sehr schwer herzustellen, so daß man für die allgemeine Praxis mit 

 Objektiven , die den eben angegebenen nahekommen, sich begnügen 

 und auf sehr starke Vergrößerungen verzichten müssen wird. Die 

 Erzielung einer sehr starken Vergrößerung gehört auch keineswegs 

 zu den Aufgaben des Lumineszenz -Mikroskopes : das Hauptgewicht 

 liegt hier vielmehr , wie bereits im ersten Kapital erörtert wurde, 

 in der chemischen Untersuchungsmethode, der Lumineszenz- 

 Analyse. 



Für die Untersuchungen mit den oben genannten Objektiven 

 reicht die zwei- bzw. dreilinsige Form des Quarzkondensors aus. Der 

 Kondensor entwirft von einer Fläche des total reflektierenden Prismas 

 ein Bild in der Objektebene , welches das objektseitige Sehfeld des 

 Objektives ausfüllen soll. Es möge noch darauf hingewiesen werden, 

 daß ebenso Avie bei der Beleuchtung beim gewöhnlichen Mikroskop auch 

 beim Lumineszenz -Mikroskop die wirksamen Aperturen von Kondensor 



