454 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



beliebig begrenzt werden , die unabhängig roneinander verschiebbar 

 sind. Der Spalt erhält also Lieht von dem zu untersuchenden 

 Flächenelement des Objektes ; dieses Licht wird von einem Okular 

 in der gewöhnlichen Weise aufgenommen und der Austrittspupille, 

 in der sich das Auge befindet , zugeleitet. Zwischen Okular und 

 Auge ist jedoch ein Ajacisches Prisma eingeschaltet, welches den 

 Lichtstrahl dispergiert . so daß auf der Netzhaut des Auges das 

 Lumineszenzspektrum des zu untersuchenden Teilchens entsteht. 



An dem Spektralokular sind noch eine Keihe von Vorrichtungen 

 angebracht, welche ein sehr bequemes Identifizieren der Spektra 

 gestatten. Zunächst liegt über dem Spektralspalt ein „Yergleichs- 

 prisma'" , welches ein von außen kommendes Lichtbündel in die 

 Verlängerung des Spektralspaltes reflektiert, so daß mau das bekannte 

 Emissionsspektrum irgendeiner Vergleichslichtquelle unmittelbar neben 

 dem zu untersuchenden beobachten kann. Außen am Okular ist vor 

 dem Vergleichsprisma eine Vorrichtung zum Halten von kleinen 

 Absorptionsgefäßen angebracht, um auch die Absorptionsspektra zum 

 Vergleich mit heranziehen zu können. Ferner können auch direkte 

 Messungen mittels einer nach Wellenlänge geeichten Skala aus- 

 geführt werden, die sich in einem kleinen seitlich angesetzten Rohr 

 befindet und deren durch eine Linse erzeugtes virtuelles Bild durch 

 die letzte Prismenfläehe in das Auge reflektiert wird. Die Beleuch- 

 tung der Skala kann von außen durch ein kleines . lichtdicht ein- 

 geschlossenes Glühlämpchen geschehen. Das Justieren der Skala 

 geschieht durch eine Schraube, durch welche die Mitte des bilateralen 

 Spektralspaltes senkrecht zur Längsrichtung des Spaltes verschoben 

 werden kann ; man beobachtet mittels des vom Mikroskop entfernten 

 Spektralokulares die D- Linie des Himmelsspektrums oder einer mit 

 Kochsalz gefärbte Bunsenflamme und stellt die Linie auf den zu- 

 gehörigen Teilstrich ein. Vorher ist natürlich der Okulartubus so 

 lange in der Richtung der optischen Achse zu verstellen, bis die 

 Linie für das Auge scharf erscheint. 



Im allgemeinen wird man das Objektbild zur Koinzidenz mit 

 der Spaltebene bringen. Bisweilen aber weist das zu beobachtende 

 Objektelement sehr kleine Unregelmäßigkeiten der Intensität auf dann 

 ist es besser, das Objekt etwas unscharf einzustellen, damit die 

 sonst auftretenden Querstreifungen im Spektrum verschwinden, welche 

 die Messung namentlich der Bandenbreite erschweren. 



Wenn es sich um eine quantitative Untersuchung des 

 Lumineszenzlichtes handelt, so bedient man sich am besten des 



