XXX, 4. Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. 455 



Mikro-Spektralphotometers nach Engelmann ^, das nach dem 

 Prinzip des Vierordt sehen Spektralphotometers mit zwei symmetrisch 

 sich öfTnenden Spalten konstruiert ist. 



Um den Polarisationszustand des Lnmineszenzlichtes zu prüfen, 

 setzt man als Analysator ein besonders gefaßtes , drehbares Nicol- 

 sches Prisma auf das Okular. Es gibt auch besondere Analysator- 

 Okulare nach Abbe, bei denen das NicoLSche Prisma zwischen 

 zwei Okularlinsen befestigt ist. Der Analysator kann mit einem 

 Teilkreis versehen werden, der eine genaue Messung der Lage der 

 Schwingungsebene gestattet. 



Zur Bestimmung der Dauer des Nachleuchtens der „Phospho- 

 reszenz" verAvendet man das BECQUERELSche Phosphoroskop. 

 Dieses besteht in der Hauptsache aus zwei auf einer Achse starr 

 miteinander verbundenen rotierenden Kreisscheiben, an denen Rand- 

 ötFnungeu etwa im Abstände der Lochbreite eingeschnitten sind. Die 

 Öffnungen der einen Scheibe sind gegen die der anderen um eine halbe 

 Lochbreite versetzt, so daß kein direktes Licht beim Hindurchsehen 

 durch eine ÖtFnuug ins Auge dringen kann. Zwischen diese Sclieiben 

 wird der zu untersuchende Körper gebracht, dessen Lumineszenz je 

 nach der Dauer seines Nachleuchtens bei mehr oder einer weniger 

 rascher Rotation der Scheiben sichtbar wird. Das BECQUERELSche 

 Phosphoroskop kann nun auch in Verbindung mit dem Lumineszenz- 

 Mikroskop benutzt werden. Dann ist es am einfachsten, wenn die 

 eine Scheibe vor dem Mikroskop -Kondensor, die andere hinter dem 

 Okular (in der Lichtrichtung gerechnet) rotiert. Der Zweck dieser 

 Kombination ist zunächst die Beobachtung sehr kleiner Präparate ; 

 ferner wird hier die Beimischung alles störenden Lichtes zu den 

 erregenden ultravioletten Strahlen vermieden , denn die langwelligen 

 Strahlen können ja die Lumineszenz vernichten oder vermindern ; 

 und schließlich kann hier mit sehr hoher Intensität des reinen er- 

 regenden Lichtes gearbeitet werden, so daß man auch sehr schwache 

 Erscheinungen noch meßbar beobachten kann. 



V. Die Tersuchsauorduung für photographische Aufnahmen. 



Unter Umständen kann auch die pliutograpliische Fixierung der 

 im Lumineszenz -Mikroskop auftretenden Erscheinungen von Wert sein, 



1) Engelmann, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. V, 1888, p. 289— 29(j. 



