470 Lehmann: Das Lumineszenz -Mikroskop. XXX, 4. 



der Linsen auf die Dauer sclnA'er zu erreichen ist. Es wird viel- 

 mehr für das Lumineszenz - Mikroskop eine besonders konstruierte 

 kleine Lampe geliefert ; die Kollektorlinsen stehen hierbei auf be- 

 sonderen Reitern und sind nicht in Verbindung mit der Lampe. 



Der Strahlengang wird jetzt so gewählt, daß der Kollektor zu- 

 nächst ein vergrößertes virtuelles Bild des Bogens erzeugt , und 

 dieses wird durch die Sammellinse verkleinert in der Blende des 

 Quarzkondensors des Mikroskopes abgebildet. 



Zu p. 452 und 456 : Die selbstregulierende Lampe für 30 Am- 

 pere wird nicht empfohlen , anstatt deren eine Handregulierlampe 

 mit 20 Ampere, bei der ebenfalls die untere Kohle Anode ist. 



Für länger dauernde Versuche, wie z.B. bei photographischen Auf- 

 nahmen, ist die Quarzlamp e zu empfehlen, die etwa 4 bis 5 Am- 

 pere verbraucht. Sie brennt, wie eine Glühlampe, vollkommen gleich- 

 mäßig ohne jede Aufsicht. Die Quarzlampe habe ich schon früher^ 

 für makroskopische Beobachtung im ultravioletten Lichte angewandt. 



Für die erwähnten drei verschiedenen Lichtquellen wird vom 

 ZEiss-Werk je ein besonderes Kollektorsystem mitgegeben. 



Zu p. 445 : Schließlich empfiehlt Dr. Köhler als Ausgangs- 

 lösung eine alkoholische Lösung des Nitrosodimethylaualins, die 

 jedesmal vor dem Gebrauch mit der neunfachen Menge Wasser ver- 

 dünnt wird. 



Weitere Angaben und Zusammenstellungen sowie Preise findet man 

 in der mit „Mikro 325'" bezeichneten Druckschrift des Zeiss- Werkes 

 in Jena. 



^) Lehmann, IL, Über ein Filter für ultraviolette Strahlen und seine 

 Anwendungen (Verh. d. deutschen Physikal. Gesellsch. Bd. XII, 1910, 

 No. 21. p. 896). 



Dresden-Blasewitz, im Juli 1913. 



[Eingegangen am 11. August 1913.] 



