XXX, 4. Brandt: Über einen neuen elektrischen Heizapparat. 479 



Über einen neuen, an jedes Mikroskop 

 anzubringenden elektrischen Heizapparat. 



Von 

 Dr. ing. Rud. Brandt 



in München. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Die Fortschritte auf dem Gebiete der Mikrokristallogrtiphie und 

 der Mikrochemie haben die Anfrage nach modernen, technisch durch- 

 dachten und handlichen Spezialapparaten wesentlich gehoben. 



Als wunder Punkt konnte indessen immer wieder die Erfahrung 

 gemacht werden, daß an unseren moderneu Mikroskopen, insofern sie 

 nicht besonders für diesen Zweck eingerichtet sind , Vorrichtungen 

 zur Erhitzung eingelegter Präparate entweder überhaupt nicht oder 

 nur mit Schwierigkeit anzubringen waren. Mit Schwierigkeit, weil 

 entweder das stärkere , dem Deckglas allzu nahe Objektiv oder der 

 Kondensor in P'ortfall kommen mußte. Kam nun vollends noch eine 

 Polarisationseinrichtung hinzu , so mußte an dem Stativ so viel um- 

 gewechselt werden , daß es sich kaum von einem Kristallisations- 

 mikroskop unterschied. 



Eine längere Zeit der Erfahrung in der Arbeit mit fast sämtlichen 

 Systemen von Kristallisationsmikroskopen (Spezialmikroskopen) ging 

 voraus , ehe ich mich entschloß , zunächst für mein großes Stativ 

 (Bakterienmikroskop) ein kleines Instrumentarium auszuarbeiten, das 

 mir mit wenigen Handgriffen das Instrument in ein Heizmikroskop 

 für Kristall- und mikrochemische Analyse verwandelt. 



Diesen Zusatzapparat, wie ich ihn benenne, den ich Gelegenheit 

 hatte, im Verlaufe der letzten zwei Jahre praktisch zu erproben, 

 möchte ich nun der Öffentlichkeit zu Benutzung und wohlmeinender 

 Kritik übergeben. 



Als Betriebskraft kommt meines Erachtens einzig und allein die 

 Elektrizität in Betraciit, denn nur der elektrische Heizdraht läßt sich 

 so uneinüreschränkt den hier vorhandenen kleinen Zwischenräumen 



