XXX, 4. Brandt: Über einen neuen elektriachen Heizapparat. 481 



allein durch den Heizdraht fließen, abgesehen von dem Strom, den 

 der Widerstand verschluckt. Der angeführte Apparat des genannten 

 Instituts wurde mit einer großzelligen 12 Volt -Batterie betrieben, wo- 

 bei ich jedoch denselben Verbrauch an Watt konstatierte. 



Um den genannten Übelständen abzuhelfen, habe ich meinen 

 Apparat so konstruiert, daß er: 



1) sich an jedes Mikroskop anbringen läßt ; 



2) trotz Zwischenschaltung eines unvermeidlichen, besonderen Heiz- 

 tisches Präparat und Kondensor kaum voneinander entfernt ; 



3) Analysator, Objektiv, Objekt, Spirale, Kondensor und Polarisator 

 aneinander anschließend auf das knappste auf der optischen 

 Achse zusammendrängt ; 



4) bei ganz geringen Stromquantitäten arbeitet ; 



5) durch den Flachspiralenbau des Glühkörpers eine vollkommene 

 Ausnutzung der Heizung gewährleistet, demgemäß also mit hohem 

 Nutzeffekt arbeitet ; 



6) daß trotz der in 3) genannten starken Zusammendrängung eine 

 Erwärmung der Glassysteme fast nicht stattfindet ; 



7) sich augenblicklich den Veränderungen des Widerstandes an- 

 paßt, da nur dünner Platindraht zur Anwendung kommt und 

 daß er infolgedessen 



8) in der Anschaffung und Unterhaltung viel billiger gehalten 

 werden kann. — 



Der elektrische Heiztisch. 



Die Konstruktion des Heiztisches ist aus beigefügter Abbildung 

 ersichtlich. Eine Vulkanfiberplatte von etwa 5 bis 6 mm Dicke bildet 

 den Träger für den Heizdraht, den elektrischen Anschluß, die Präparat- 

 klemmfedern und die Einsteckbolzen, Vermittels letzterer wird der 

 Tisch in die auf jedem Mikroskoptisch vorhandenen Löcher eingesteckt. 

 (Bei einer Bestellung des Apparates ist demgemäß nur die Entfernung 

 von Lochmitte zu Lochmitte anzugeben. Um indessen bei falscher 

 Maßangabe trotzdem noch eine genaue Verpassung zu ermöglichen, 

 kann der rechte Eiusteckbolzen mit einem Spielraum von etwa 1 mm 

 mittels eines von der Fabrik beigegebenen Stellschlüssels verstellt 

 werden.) Der Heizdraht befindet sich in einer torförmigen Aus- 

 sparung und wird darin gehalten durch gespaltene Kupferbolzen , in 

 welche er mittels einer kleinen Zange verklemmt wird. Die Kupfer 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXX, 4. 31 



