482 Brandt: Über einen neuen elektrischen Heizapparat. XXX, 4. 



bolzen sind durch die Mitte der Platte in Bohrungen nach außen ge- 

 führt, daselbst umgelegt, verbreitert und tragen am Ende die Schrauben 

 für den Kabelanschluß. Besonderen Halt finden die Bolzen noch 

 durch einen mit einer kleinen Klemmschraube versehenen Isoliersteg. 



Der Heizdraht 



besteht aus dünnem, etwa 6 cm langem und 0*14 bis 0"16 mm dickem 

 Platindraht. Derselbe besitzt die Form einer Flachspirale in andert- 

 halbfacher Windung. Die Spirale wird am besten vor Gebrauch mit 

 Daumen und Zeigefinger etwas nach oben gedrückt, damit sie sich 

 in etwa 1 mm Entfernung von dem Objektträger befindet. Dabei 

 beachte man, daß die innere und die äußere Windung bei der Draht- 

 kreuzung sich nicht berühren. Wie bereits vermerkt, wird auf Grund 

 dieser Anordnung der Heizdraht in seiner vollen Länge zu gleich- 

 mäßiger Erhitzung der ganzen Fläche des Präparats ausgenutzt. 



Die Temperaturmessungen mit der Heizspirale wurden in der 

 Weise ausgeführt, daß Substanzen von bekanntem Schmelzpunkt zwi- 

 schen Deckglas und Objektträger mittels eines Mikrogasbrenners ein- 

 geschmolzen, dann in den Heiztisch eingeklemmt und erhitzt wurden. 

 Im Hauptschluß befand sich ein Ampere-, im Nebenschluß ein Volt- 

 meter zur Messung der zugeführten Strommengen. Bis zu 200^ C 

 gelang die Erhitzung in 5 bis 20 Sekunden (Stromverbrauch etwa 

 8 Watt). Von dieser Temperatur ab versagen indes die Glasobjekt- 

 träger, die dann leicht springen. Man bedient sich entweder der 

 Objektträger aus Quarzglas oder aber größerer und dickerer Deck- 

 gläser. Diese halten Temperaturen bis etwa 450*^ aus. Natürlich 

 dauert die Erhitzung bis zum Schmelzfluß bei den dünnen Deck- 

 gläsern nicht sehr lange. (So wurden z.B. Anthrazen , Sm. 213^, 

 in 6 Sekunden — Stromverbrauch 8 Watt — , Kalisalpeter, Sm. 239^, 

 in 15 Sekunden — Stromverbrauch 9*2 Watt — zum Schmelzen 

 erhitzt.) Bei höheren Temperaturen als 450^ hat man allein mit 

 Quarzgläsern oder schwer schmelzbaren Deckgläsern zu arbeiten. Auch 

 muß die Spirale dann durch einen Platinhalter gestützt werden, da 

 dieselbe alsdann weich wird, sich senkt und an der Kreuzungsstelle 

 Kurzschluß einleitet. Für solche Fälle wird auch ein dickerer Draht 

 (0'2 bis 0'25 mm) geliefert. Im allgemeinen kommen solche Tem- 

 peraturen bei mikrochemischen und mikrokristallographischen j\rbeiten 

 unterm Mikroskop nicht zur Anwendung. Eine Anforderung, die an 



