708 L' Agricoltura Coloniale 



gistratore. Un movimento di orologeria fa girare nel suo asse que- 

 sto cilindro che è ricoperto di un foglio di carta, e sul quale lo 

 stilo indica le variazioni di peso segnalate dalla bilancia. Una vite 

 che agisce sui coltelli permette di arrestare a volontà il movimento 

 della bilancia. La bilancia è bene equilibrata e le variazioni nei 

 pesi della cassa sospesa al braccio più corto, si trasmettono, am- 

 plificati, allo stilo che le imprime sulla carta registratrice. L'appa- 

 recchio si colloca in una fossa lastricata in mattone, la di cui pro- 

 fondità è calcolata in modo che il bordo superiore della cassa di 

 esperienza affiori al livello del suolo circostante. Per osservare l'ap- 

 parizione della rugiada e per misurarla, si riempie la cassa mobile 

 con della terra tolta di fresco ; si stabilisce l'equilibrio aggiungendo 

 o togliendo della terra, fino a che lo stilo sia dirimpetto lo zero 

 della carta registratrice. Mettendo in funzione lo strumento alla 

 sera, si potrà l'indomani mattina ritirare un diagramma della mi- 

 sura della rugiada ; [la quantità di rugiada è espressa in grammi in 

 rapporto alla superficie in esperienza (4 decimetri quadrati)]. La sua 

 sensibilità è tale che con un carico di 250 grammi nella cassa lo 

 stilo segnala le variazioni del peso di circa mezzo grammo. 



Fritz von Kerner indica un drosometro per misurare la quantità 

 di rugiada principalmente alla superficie delle foglie delle piante (i). 

 In realtà è una specie di areometro la cui zavorra è formata da 

 un cilindro di rame sormontato da una asticina graduata, alla som- 

 mità della quale può essere fissato un disco mobile di alluminio. 

 L' acqua entro cui si fa affiorare lo strumento è contenuta in un 

 cilindro di ferro-bianco, di 80 cm. di altezza, munito di due lunghe 

 finestre di vetro che permettono di osservare l'istrumento e di fare 

 le letture, perchè durante il suo funzionamento deve essere inte- 

 ramente immerso nel cilindro per sottrarsi all'influenza delle cor- 

 renti di aria ; un disco di ferro-bianco, mobile che si dispone al- 

 l'interno del cilindro, al disopra del livello dell'acqua, presenta una 

 apertura per lasciare passare l'asticina e serve a mantenere lo stru- 

 mento nell'asse del cilindro. La placca di alluminio ha una super- 

 ficie di cm. 0,2 come l'apertura dei pluviometri usati in Austria, e 

 l'asticina di vetro porta una doppia graduazione, di cui l'una dà 

 in grammi il peso dell'acqua condensata, l'altra indica l'altezza in 

 millimetri dello strato di acqua su una superficie eguale a quelle 

 della placca. 



(l) Kerner von F. — Ein iustrnment zur Meszung des Thauniederschlages ■ Meteorologisch- 

 Zeitsckrift, 1S92, p. 106. 



