710 L' Agricoltura Coloniale 



le abbondanti. E utile esporre contemporaneamente due specie di 

 carta, scelte a seconda della stagione, dimodoché se la quantità di 

 rugiada è troppo grande per essere indicata dalla carta più debole, 

 l'altra potrà indicarla esattamente. 



Il Passerini consiglia l'uso di un drosometro, (i) costituito di una 

 lastra circolare di vetro di un millimetro di spessore, di io cm.* 

 di superficie, munito di un piccolo orlo metallico. Questa specie di 

 capsula viene turata la mattina con un coperchio di alluminio e 

 poscia pesata ; essa è disposta entro una larga scatola di ottone 

 munita di un coperchio a cerniera e a superficie esterna speculare. 

 La capsula sta appoggiata all' estremità di tre piccole colonnette 

 di legno o di osso. Una sveglia registrata a dovere, pochi istanti 

 avanti il sorgere del sole, fa scattare una molla e il coperchio, e 

 la scatola resta immediatamente chiusa. La faccia interna del co- 

 perchio della scatola è guarnita di flanella, la quale, assorbendo 

 umidità durante la notte, ne mantiene poi satura l'aria dell'interno 

 della scatola, e si oppone così alla rapida evaporazione dell'acqua 

 condensata. Per procedere alla misura l'A. pesa la lastra bagnata 

 di rugiada cosicché l'aumento del peso indica l'umidità condensata. 



Alla Scuola Nazionale di Agricoltura di Montpellier (2) la ru- 

 giada viene ottenuta pesando una lastra di vetro di cm.* 25 che si 

 espone durante la notte e viene chiusa automaticamente in una 

 scatola metallica al levare del sole. 



Il prof. P. Gamba ha ideato un drosometro che consta di un 

 registratore ordinario, al quale é applicata, lateralmente, una bilan- 

 cia a molla il cui indice scrive sul rullo ricoperto di carta laccata 

 affumicata o di carta millimetrata (nel primo caso si ha maggiore 

 sensibilità). Da un lato della custodia che contiene il registratore, 

 si trova un'asta recante superiormente un piattino, sul quale si ap- 

 plica la sostanza su cui si deposita la rugiada. La custodia é affon- 

 data nel terreno dentro una cassetta di legno, fino a far affiorare il 

 piattino di cui sopra (questo resterà al livello e in vicinanza dell'erba 

 circostante). Nelle ore pomeridiane si fa il cambio della carta e si 

 rimette in ordine il registratore. 



L'A., che gentilmente ha voluto comunicarmi simili dettagli, 

 aggiunge che la disposizione permette di studiare, in tutti i suoi 

 particolari, il fenomeno della rugiada e le curve che si ottengono sono 

 molto interessanti e saranno oggetto di studio da parte dell'A. 



(1) Passerini N. — AMeorologta r Climatologia - F. Vallardi, Milano. 



(5) HoNOAli.r.i'. F. — DescriptioM d'un appareil poiir la mesur» de la rosee - BuUetin mrtóoro- 

 logique de rilrrault, 1892. 



