Sulla misurazione della rugiada 



711 



William H. Pickering parlando delle osservazioni eseguite a 

 Mandeville in Giammaica (i) dà conto delle misure di rugiada ese- 

 guite con uno speciale apparecchio formato di un imbuto annerito 

 di ferro ad apertura quadrata che misura 60 cm. di lato e 10 cm. 

 di profondità. E sostenuto in una scatola di legno situata all'altezza 

 di cm. 50 circa dal suolo e disposto in modo che l'aria può raggiun- 

 gere il lato inferiore dell'imbuto che è anch'esso annerito. Una bot- 

 tiglia raccoglie la precipitazione. La parte di essa che è ritenuta 

 nell'imbuto è in parte compensata da quella che è precipitata sulla 

 superficie inferiore di questa. 



Sidney Skinner (2) è recentemente giunto alla costruzione di un 

 drosometro impiegando come collettore un vaso di Dewar di forma 

 emisferica (fig. 2). Questo vaso munito di un piede ha il diametro 



Fig. 2. 



di cm. 11,2 ed è collocato in una cassa di legno la di cui parete 

 superiore presenta un'apertura circolare della superficie di 98 cm.' 

 che viene esposta al cielo. Poiché il vuoto del dorso della coppa 

 è non conduttore, ne segue che il calore perduto per irradiazione 



(i) PiCKERiNO W. H. — A Vear' s Record wiih a Dew reco} der ai Ma?ideviUe - Quarterly, Journal 

 of the Royal Society, London 1913, 



(2) Skinner S. — T/ie Drosometer, or measures of De\K - Quarterly, Journal of the Royal So- 

 ciety, London 1912. 



