Sulla misurazione della rugiada 713 



avvolta l'estremità della molla anzidetta. Esposto lo strumento al 

 libero cielo, si carica precedentemente la sveglia in modo che la 

 molla, unita negli orologi ordinari all'apparato di suoneria, scatti 

 all'ora del nascere del sole ; allora per l'abbassamento della verga 

 d cessa di funzionare l'arresto alla tavoletta di legno, la quale spinta 

 ora dalla molla / ruota sul perno g fino a trovarsi al disopra della 

 apertura della coppa ; e ancora per la pressione che la stessa molla 

 / esercita sulla superficie, la tavoletta che ha dimensioni uguali 

 all'apertura della coppa Dewar, e le cui estremità terminano a cu- 

 neo, va a incastrarsi sui bordi della scatola di legno. La chiusura 

 ermetica così ottenuta impedisce l'evaporazione della rugiada qua- 

 lora dovesse ritardarsi la misura. Per procedere alla misura si al- 

 lontana il coperchio della scatola e sul bordo di essa si colloca un 

 treppiedi, le cui estremità vanno a incastonarsi su delle ciotolette 

 metalliche munite di un opportuno incastro. 11 detto treppiede 

 porta la madre vite ni entro cui si sposta la vite n che termina a 

 punta e il cui spostamento può ottenersi a mezzo della testa o. Il 

 cerchio unito alla testa della vite che si muove tangenzialmente 

 all'asticina graduata p permette di determinare la quantità di cui 

 si è spostata la vite. Abbiamo così una vite micrometrica a passo 

 costante, con la testa divisa in 50 parti uguali, mentre 1' asticina 

 porta una divisione in millimetri, e in tal modo possono determi- 

 narsi gli spostamenti della vite in — di millimetro. E la gradua- 



zione dell'asticina p è fatta in modo che lo zero corrisponde alla 

 posizione in cui l'estremità della vite tocca il fondo. 



Per determinare il valore di ciascuna precipitazione si porta 

 l'estremità della vite tangente allo strato di acqua di rugiada che 

 si è depositato entro la coppa, operazione molto facile inquantochè 

 sul detto strato si riflette la punta della vite e può farsi coincidere 

 con la massima esattezza la punta stessa con la sua immagine. Il 

 numero intero dei millimetri su cui è arrestata la testa della vite 

 e le frazioni al cerchio orizzontale, indicheranno l'altezza dello strato 

 d'acqua depositatosi ; e allora chiamando k tale altezza e R\\ rag- 

 gio della sfera a cui appartiene la calotta, il volume sarà 



V = n h^ (R - — h). 

 3 



Per assicurarsi poi dell'esatta collocazione dell'apparato di mi- 

 sura, si sposta la vite fino a che l'estremità vada a toccare il fondo 



