( 177 ) 



pendant l'opération, la recherche serait compromise. Dans ces conditions, six à huit 

 minutes de pose suffisent pour un adulte ayant de 25=" à Se""" d'épaisseur (le tube 

 étant placé à 20"" de la plaque). » 



PHYSIOLOGIE ANIMALE.— Radiographie du cœur el de l'aorte aux différentes 

 phases de la révolution cardiaque. Note de M. H. Gcilleminot, présentée 

 par M. Bouchard. 



« Dans certains cas pathologiques, M. le professeur Bouchard nous a 

 souvent fait observer les battements de l'aorte à l'examen radioscopique. 

 Parmi les assistants, les uns voyaient ces mouvements, les autres ne les 

 voyaient pas; quelques-uns même ont peine à voir les mouvements du 

 cœur. La radiographie dissociée des phases de la révolution cardiaque 

 s'imposait; elle est réalisée par un appareil que j'ai l'honneur de présenter 

 à l'Académie. Son principe est celui qui m'a servi pour obtenir la radiogra- 

 phie du thorax aux différentes phases du mouvement respiratoire (^Comptes 

 rendus, 8 août 1898). Il permet de dissocier la révolution cardiaque en 

 autant de phases qu'on le juge à propos, et de prendre pendant une série 

 de révolutions la photographie de la phase choisie à l'exclusion de toutes 

 les autres. 



» Il se compose de plusieurs parties : 



» 1. Générateur de mouvement uniforme. — Une petite dynamo, marchant sous 

 10 volts environ, est actionnée par cinq accumulateurs. Dans son circuit se trouvent 

 deux rhéostats, l'un que l'on règle avant l'expérience et l'autre qui constitue un régu- 

 lateur automatique spécial assurant l'uniformité du mouvement pendant toute la 

 durée de la séance. Ce régulateur se compose de deux spirales de fil en ferro-nickel, 

 enroulées autour de deux tubes de verre. Chacun de ces tubes plonge dans une éprou- 

 vette de mercure. Ils sont réunis par un corps d'ébonite le long duquel se réunissent 

 également les deux fils de ferro-nickel. On comprend que, à mesure que cet U ren- 

 versé sort du mercure, la résistance augmente. Or, cet appareil est supporté par un 

 régulateur à boules, de sorte que plus le mouvement devient rapide, plus la résis- 

 tance devient grande. Quel que soit l'obstacle rencontré du côte de l'appareil déclan- 

 cheur variable, comme nous le verrons, la régularité du système se trouve ainsi 

 assurée. 



» Cet appareil anime d'un mouvement uniforme un axe que nous appellerons ABet 

 lui imprime environ 60 tours à la minute. 



» 2. Régulateur facultatif de vitesse. — Cette deuxième partie a pour but de trans- 

 mettre le mouvement de l'axe AB tournant uniformément à 60 tours à un deuxième 

 axe A'B' avec un rapport de vitesse angulaire de '^ à 3. On peut ainsi animer l'axe A'B' 

 d'une vitesse de 20 à 180 tours à la minute, établie une fois pour toute avant l'expé- 



