( '7« ) 

 rience. A cet effet, chacun de ces axes parallèles supporte un cône de transmission 

 tourné en sens inverse, et la poulie de transmission qui les unit peut glisser d'un bout 

 à l'autre, grâce à un châssis qui l'entraîne et qui lui-même se déplace sur une vis de 

 réglage. 



» 3. Appareil. déclencheur. — Le deuxième axe A'B' supporte à l'une de ses extré- 

 mités un cylindre concentrique qu'il entraîne à frottement doux dans son mouvement, 

 de telle sorte que, si Ton arrête le cylindre, l'axe continue son mouvement uniforme. 

 Malgré la résistance plus grande, l'uniformité du mouvement est assurée par le régu- 

 lateur automatique. 



» Ce cylindre porte un arrêt qui vient buter contre un clenchet relié au pulsomètre. 

 ■ » Le clenchet se soulève, grâce à un électro-airaaiu qui devient actif lors de la 

 pulsation radiale. 



» k. Ferme-circuit de l'inducteur des rayons X. — D'autre part, le cylindre du 

 déclencheur porte un ferme-circuit, U renversé, qui plonge dans deux cupules de mer- 

 cure. En unissant ces deux cupules, on ferme le circuit de l'inducteur des rayons X. 

 Ce ferme-circuit peut se fixer à tel degré de la circonférence du cylindre qu'on le juge 

 à propos de i à 36o à partir de la position d'arrêt du clenchet. 



» Ce dispositif permet ainsi de fermer le circuit des rayons X à un moment quel- 

 conque de la révolution cardiaque et pendant un temps quelconque, le temps que l'U 

 ferme-circuit plonge dans le mercure. 



» 5. Pulsomètre. — Il se compose du sphygmographe de Marey dont on a enlevé 

 le mouvement et le levier. 



» A la place du mouvement se trouve une cupule de mercure en relation avec le 

 pôle 4- d'un accumulateur. 



» A la place du levier j'ai mis une tige légère d'aluminium à l'extrémité de laquelle 

 est soudé un fil de platine qui vient plonger dans le mercure. Cette tige est en rela- 

 tion électrique par les pivots avec la masse du pulsomètre qui est relié à l'électro- 

 aimant de l'appareil déclencheur. 



» L'autre fil de l'éleclro-aimant du déclencheur communique avec le pôle négatif de 

 Taccumulaleur, de sorte que le circuit est fermé quand le fil de platine plonge dans le 

 mercure; il est ouvert quand la pulsation radiale l'en fait sortir. 



» Le pulsomètre étant mis au point une fois pour toutes avant l'expérience, on 

 corrige l'état de tension plus ou moins grande des tendons du poignet en tenant la 

 main du sujet dans la main droite, la main gauche supportant le poignet. L'opérateur 

 n'a d'ailleurs qu'à surveiller le pulsomètre, le reste de l'appareil ne demande aucun 

 soin au cours de l'expérience. 



» Le fonctionnement de l'appareil est facile à comprendre. On règle la vitesse de 

 l'axe A'B' de telle sorte qu'elle soit un peu supérieure à celle de la révolution car- 

 diaque, 8o tours pour 70 pulsations. Il y a ainsi un contact du clenchet contre l'arrêt 

 du cylindre de ,'„- de seconde environ, ce qui suffit pour établir le synchronisme du o 

 de la révolution du cylindre avec le moment de la pulsation radiale. 



» Les résultats obtenus dans deux séries de radiographies nous montrent 

 le cœur à la période (-+- 10° à -h 100°) après le déclenchement et à la pé- 

 riode (-(- 230° à -h 340°) après ce même déclenchement. 



