( 2f^ > 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un bathymè Ire fondé sur l'emploi de cylindres 

 crushers. Note de MM. Charbonnier et Galy-Aché, présentée par 

 M. Bouquet de la Grye. 



« Crushers. — On sait que l'artillerie emploie, pour la détermination des 

 pressions qui se développent dans l'Ame des bouches à feu sous l'action 

 des gaz de la poudre, de petits cvlindres en cuivre, appelés crushers, me- 

 surant i3""" de hauteur sur 8™™ de diamètre et sur lesquels la pression des 

 gaz s'exerce par l'intermédiaire d'un piston en acier de section connue. 



» Pour passer de l'écrasement final du crusher, mesuré avec un palmer 

 donnant le centième de millimètre, à la pression maximum développée, 

 il est nécessaire d'avoir une T^ible de tarage. La Table de tarage actuelle- 

 ment réglementaire dans l'artillerie de la marine est la Table dite manomé- 

 triquc dressée en 1892 par M. Vieille au moyen d'un manomètre à piston 

 libre imité de celui de M. Amagat. 



» La méthode suivie pour le tarage consiste à appliquer lentement et 

 progressivement une pression croissante au cylindre crusher. Dans ces 

 conditions, il y a constamment équilibre entre la résistance du crusher et 

 la pression qui lui est appliquée; on dit alors que l'écrasement est sta- 

 tique. 



» Le cylindre crusher peut servir à mesurer non seulement la pression 

 des gaz de la poudre, mais encore toutes les hautes pressions se dévelop- 

 pant statiquement. Ainsi on peut en faire l'application à la mesure de la 

 profondeur des océans. 



» Description du hathymètre. — L'appareil qu'on peut imaginer dans ce 

 but comprend un corps creux en acier RB, alésé intérieurement, fermd à 

 l'une de ses extrémités par un bouchon fileté E, sur lequel repose le 

 crusher C centré dans l'évidement au moyen d'une rondelle de caout- 

 chouc r. Le piston cannelé A est ajusté au -^^ de millimètre. Un cylindre de 

 garde DD, n'appuyant sur le corps que par des anneaux obturateurs en 

 cuivre rouge GG, évite l'action des pressions latérales. L'anneau de ser- 

 rage FF permet le montage de l'appareil. L'obturation est assurée par une 

 couche de mastic de vitrier QQ. 



)) Ce bathymètre est analogue à un appareil employé dans l'artillerie 

 de la marine pour la mesure des pressions de la poudre. 



