» Pour pratiquer un sondage au moyen du lîathymètre à crushers, il 

 suffit de l'immerger après l'avoir fixé à l'exlrémité d'une ligne de sonde 

 ordinaire. 





W-- 



- - 9° 



» La descente de l'appareil étant relativement lente, l'écrasement du 

 crusher sous la pression de l'eau est évidemment statique; donc, la Table 

 manométrique permettra de connaître la pression maximum supportée par 

 le crusher et, par suite, la profondeur atteinte. 



» Calcul et précision de l'appareil. — MM. Sarrau et Vieille ont remarqué 

 que, lorsque le fonctionnement est statique, l'écrasement et la pression 

 sont, dans des limites très étendues, liésapproximativement par la formule 



dans laquelle les unités sont le kilogramme et le millimètre, R„ et R deux 

 constantes voisines de 5oo. 



» Les cylindres crushers de fabrication courante, employés par l'artil- 

 lerie de la marine, sont d'une très grande homogénéité. Le manomètre à 

 piston libre permet leur tarage pour des pressions variant de 200 à 4000'^'-' 

 par 'centimètre carré. Grâce à l'emploi d'une méthode de retournement 

 indiquée par M. Vieille, l'écrasement correspondant à une pression déter- 

 minée est connu avec une approximation de o'"'",02. 



» Ces données nous permettent de calculer les dimensions à donner à 

 l'appareil, sa précision et sa sensibilité. 



