( 25i ) 



en dehors des enceintes de ce calorimètre. Le travail d'ascension peni se faire à 

 volonté sur celle-ci ou celle-là. Quant au travail de descente, il est toujours exécuté 

 sur la roue intérieure, pendant qu'un autre sujet, un peu plus lourd, fait du travail 

 positif sur la roue extérieure. Une sonnerie électrique, actionnée par un bon métro- 

 nome, permet de régler le rythme des mouvements et de les harmoniser. 



» Si un sujet se meut seul sur une roue, en faisant du travail positif, son équilibre, 

 sur cette roue en mouvement uniforme, est obtenu grâce au serrage d'un frein, qui est 

 un des organes les plus importants du système. Il se compose d'une bande d'acier, 

 doublée d'une bande de cuir, enveloppant complètement la circonférence de la roue. 

 La résistance qu'il oppose au mouvement de celle-ci crée delà chaleur qui représente 

 le travail mécanique détruit. Comme ce frein peut être placé à volonté soit sur la 

 roue extérieure, soit sur la roue intérieure, la chaleur qu'il développe, c'est-à-dire la 

 valeur même du travail mécanique, peut être à volonté comprise ou non dans le 

 bilan thermique du sujet. 



» Mesure directe de la chaleur produite. Calorimètre. — L'appareil employé à 

 cette mesure est un calorimètre à rayonnement, à air confiné, avec parois métalliques 

 et dont l'intérieur est éclairé par deux vitres. 



» La capacité de l'appareil permet à un homme de 5o''6 d'y travailler sans gêne pen 

 dant deux ou trois heures. Il se compose de deux parties : i° une partie principale où 

 l'homme se tient debout sur la roue, à l'une des extrémités de son diamètre horizontal ; 

 2° un diverticule étroit, en partie creusé dans le sol et occupé par la roue. Il y a là 

 des conditions défectueuses; mais le local dont je pouvais disposer ne permettait pas 

 de les écarter. 



» Ce calorimètre est placé dans une première enceinte, à parois en bois et verre, de 

 82""= environ de capacité, occupant le centre d'une vaste pièce, en demi-sous-sol, qui a 

 été aménagée dans l'une des régions du laboratoire où la température varie le moins 

 et où sont rassemblés mes divers calorimètres. 



» Un bon ventilateur électrique, placé en haut de la partie principale du calori- 

 mètre, à proximité du point où elle s'abouche avec la partie annexe, entretient l'air en 

 mouvement perpétuel, en sorte que la température du calorimètre tend à s'y égaliser, 

 quoiqu'elle reste toujours un peu moins élevée dans les parties basses. 



» Ce ventilateur introduit une cause de perturbation dans les mesures thermiques. 

 En effet, le courant qui le met en marche produit environ 6 ou 7 calories à l'heure. 

 Ces calories s'ajoutent nécessairement à celles qu'engendre le système de chauffage 

 consacré à l'étalonnage ou le sujet qui travaille. 



» Enfin j'indiquerai l'existence de deux ouvertures, à fermeture hermétique : l'une 

 au bas de l'une des faces de la partie principale, pour l'introduction du sujet dans l'ap- 

 pareil; l'autre, à l'opposé, sur le plafond de la partie annexe. Cette dernière ouverture 

 peut être mise en communication avec un large conduit de tôle, qui introduit dans la 

 caisse du calorimètre l'air extérieur poussé par un ventilateur spécial, pour renouveler 

 la masse gazeuse de l'intérieur de l'appareil, après chaque expérience. 



» L'étalonnage du calorimètre et ses difficultés. — Un tel calorimètre ne peut 

 être étalonné qu'à l'aide du chauffage électrique, et encore y renconlre-t-on certaines 

 difficultés. La roue à échelons est en bois un peu massif, ainsi que la carcasse |de la 



