( 1223 ) 



lion spéciale que l'Académie a bien voulu m'accorder. Je présente dans 

 celte Note la description générale de rapj)areil établi àlNIeudon, qui diffère 

 de celui de Paris, et les premiers résultats obtenus. Il sera question seule- 

 ment du spectrographe des formes, le spectrographe des vitesses élant 

 réservé pour une Noie ultérieure. 



» L'appareil comprend deux parties principales : i° un sidérostat qui 

 renvoie dans luie direction constante les rayons solaires réfléchis et qui, 

 complété par un objectif astronomique, donne une image du Soleil réelle et 

 fixe; 2° im spectrographe mobile à deux fentes, qui reprend cette image 

 réelle et en extrait la lumière spéciale de l'atmosphère solaire sous la 

 forme d'une ligne lumineuse, la lumière de la surface de l'astre étant éli- 

 minée, et qui, par le mouvement de la ligne lumineuse, reconstitue l'image 

 même de l'atmosphère solaire el de ses plages brillantes. 



» A Paris le sidérostat est div type Foucault; les rayons sont réfléchis 

 horizontalement, et j'ai pu facilement augmenter la distance focale de l'ob- 

 jectif et obtenir successivement deux séries de photographies de la chromo- 

 sphère de valeur croissante : 



M Première série : de 1893 à i8g6 inclus. — Objectif de o™,i2 et de 

 2"", 80 de distance focale. Agrandissement 2 par le spectrographe. Image 

 finale de la chromosphère de 5o™" de diamètre. 



» Deuxième série : 1897 et i" semestre de 1898. — Objectif de o™,3o et 

 de 5"' de distance focale. Agrandissement 1,7 par le spectrographe. Image 

 finale de la chromosphère de 85™". 



» A Meudon le seul sidérostat existant a été mis à ma disposition par 

 M. Janssen, Il est polaire, plus simple que le précédent et de marche plus 

 régulière, mais ne se prête pas aux grandes distances focales. Les rayons 

 solaires sont réfléchis suivant une ligne parallèle à l'axe du monde, donc 

 très inclinée sur l'horizon, le long de laquelle sont disposés l'objectif et le 

 spectrographe. Le dessin schématique ci-contre montre la disposition 

 adoptée. A la partie supérieure est le sidérostat sur un pilier indépendant 

 dont la hauteur a été réglée sur la distance focale (3™, 20) du seul objectif 

 disponible d'ouverture égale à o™,2o. Le spectrographe el son chariot mo- 

 bile sont à la partie inférieure, dans un bâtiment spécial que l'on a recou- 

 vert en pierre, terre et chaume, pour diminuer les variations de tempéra- 

 ture. L'agrandissement par le spectrographe a été porté à trois fois; si bien 

 que l'image chromosphérique atteint 92°"" el est plus grande que les deux 

 précédentes. 



