( 1227 ) 



ÉLECTRICITÉ. — De V emploi des courants triphasés en Radiographie. 

 Note de M. Delézinier, présentée par M. Lippmann. 



« Les courants triphasés, employés de préférence dans les secteurs de 

 construction récente, n'ont pu jusqu'à présent être utilisés en Radio- 

 graphie. En 1896, des vues théoriques ont été émises sur la possibilité de 

 leur emploi à l'aide de trois bobines actionnant une ampoule à trois pôles. 

 De l'avis des principaux constructeurs, ce dispositif n'a pas même été 

 expérimenté. A la date du 26 septembre 1899, il résultait des expériences 

 de Radiguet que, si l'on relie une bobine par les deux bouts de son induc- 

 teur à deux quelconques des fds d'un triphasé, il ne jaillit pas d'étincelles 

 entre les pôles de l'induit, mais il s'y produit une flamme analogue à celle 

 de Tesla; l'ampoule reiuse de s'éclairer, et si par le chauffage on diminue 

 la raréfaction, elle s'éclaire un instant dans toute son étendue et se brise. 



» M. Radiguet m'ayant confié le matériel utilisé par lui dans ses essais 

 sur le secteur triphasé de Limoges (5o pulsations, 120 volts), j'ai fait, de 

 septembre à décembre 1899, des recherches d'où il résulte que : 



» 1° Aucune ampoule placée sur l'induit ne s'éclaire si l'on excite la 

 bobine par une prise sur deux quelconques des fils d'un triphasé. En dimi- 

 nuant la raréfaction, on voit l'ampoule s'éclairer uniformément quelques 

 secondes, puis se briser. 



» 2° Des interrupteurs divers (ty|)e Foucault ou Neef), mis dans le pri- 

 maire, refusent de fonctionner. Le Wehnelt à réglage ne prend pas un 

 régime régulier. En amenant la durée d'oscillation propre des interrupteurs 

 au synchronisme avec la pulsation du secteur, les résultats ne sont pas 

 meilleurs, même si le réglage est fait au diapason enregistreur avec le signal 

 Deprez. Le résultat le moins mauvais est donné par les interrupteurs qui 

 ont par construction le moins de self et d'hystérésis. 



)) 3° Si l'on interpose un électro à noyau feuilleté, formé de deux 

 branches reclilignes à 120", portant deux bobines de sens inverse, de faible 

 résistance, dont les nombres de spires décroissent de deux tours par 



couche : 



» se. Le Wehnelt fonctionne avec nue régularité absolue pendant des 

 heures. Il doit avoir pour liquide une solution saturée d'alun de potas- 

 sium; un platine à réglage avec bain d'amalgame d'étain, un ajutage en 

 ébonite ou en stéatite, la grande électrode creuse en plomb à courant 



