( «7« ) 

 » Soient, d'une manière générale, q la quantité de chaleur cédée par le 

 courant au liquide; r la résistance du fd en ohms; i l'intensité en ampères; 

 t le temps en secondes; J l'équivalent mécanique de la chaleur; on a 



' -2, 



» Si le poids du liquide est p grammes, sa chaleur spécifique inconnue x, 

 et l'élévation de température, on a 



(i) q=-^riU=pœ(i. 



» Un opérera d'une façon analogue avec de l'eau. On introduira de 

 l'eau dans l'éprouvette jusqu'au même niveau et l'on observera les 

 temps i', pendant lesquels les températures s'élèvent du même nombre 

 de degrés 0'. On aura 



(2) r/^'jriH'^p'O', 



p' étant le poids de l'eau. 



n De la comparaison de (i) et (2), l'on a 



t _ pjcH 



t' ~ y¥' 



d'où l'on déduit la chaleur spécifique œ du liquide. 



)) Exemple. — Le même courant d'un accumulateur traverse une spirale métallique 

 introduite successivement dans l'eau et l'essence de térébenthine. Les poids /j' et /> 

 sont : 286'' et 246% 08. Les temps t et l' sont : iS' et /^o^ pour = 6':=: 1». 



» On trouve pour la chaleur spécifique de l'essence de térébenthine o, 43, même 

 résultat que celui obtenu par la méthode des mélanges. » 



PHYSIQUE. - Sur l'emploi des franges de diffracùoii à la lecture des dc- 

 vialions galvanomèlriqiies . Note de M. Pierre Weiss, présentée par 

 M. J. VioUe. 



.( On j)eut, en principe, augmenter indéfiniment la sensibilité d'un gal- 

 vanomètre en le construisant à une échelle de plus en plus petite, ou en- 

 core en se servant d'im appareil de plus en plus grossissant pour la mesure 

 des angles. On peut, par exemple, faire tomber l'image du fil sur un ocu- 

 laire micrométrique remplaçant l'échelle transparente habituelle. Mais, 



