( looS ) 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. ~ Su7' un appareil de mesure simple et général pour 

 la stéréoscopie : le stéréométre. Note de MM. T. Marie et H. Ribabt, pré- 

 sentée par M. Bouchard. 



« Nous avons déjà montré ( ' ) dans quelles conditions il fallait se placer, 

 on Radiographie, stéréoscopique pour obtenir un objet virtuel absolument 

 semblable à l'objet réel et n'exigeant aucun effort pour être examiné dans 

 toutes ses parties, tout en donnant un relief maximum. L'appréciation des 

 distances qui séparent les divers plans se fait ainsi avec exactitude. L'exac- 

 titude est d'autant plus grande que les différences de profondeur des 

 divers points sont elles-mêmes plus faibles, car il est évident que l'erreur 

 d'appréciation est directement liée aux distances qui séparent les divers 

 plans. Cette question nous avait beaucoup préoccupés, surtout pour l'exa- 

 men de la cage thoracique et de l'intérieur du crâne où les distances qui 

 séparent les points de repère sont relativement très grandes. Elle nous a 

 amenés à rechercher la possibilité de mesures en stéréoscopie. Nous avons 

 donné récemment (■) une première solution du problème basée sur la 

 superposition de deux couples stéréoscopiques, l'un de ces couples étant 

 constitué par un réseau représentant l'appareil de mesure. Cette solution 

 intéressante au point de vue théorique, puisque c'était la première fois, à 

 notre connaissance, qu'on réalisait des mesures en stéréoscopie, avait 

 l'inconvénient d'être d'une application délicate. Nous présentons aujour- 

 d'hui une méthode basée sur le même principe, mais dans laquelle le couple 

 de mesure est réduit à deux fils réels parallèles qu'on peut rapprocher ou 

 éloigner l'un de l'autre. Ces deux fds donnent, par reconstitution stéréo- 

 scopique, une ligne virtuelle située dans un plan de front de l'objet exa- 

 miné. Le rapprochement ou l'éloignement de ces deux fils permet de faire 

 passer la ligne virtuelle d'un plan de front à un autre, tout en connaissant 

 à chaque instant sa position qui est liée à la distance des deux fils. La mé- 

 thode ainsi simplifiée devient d'une application extrêmement facile. 



» C'est en partant de cette idée que nous avons fait construire l'appareil 

 suivant : 



» Deux fils noirs sonl tendus chacun sur une potence métallique pouvant glisser 



(*) Comptes rendus. 21 mars 1897. 

 (^) Ihid., 8 août 1898. 



