( i'79 ) 

 sont même pas fondes sur des principes exacts. Le procédé indicpié s'ap- 

 plique très bien à la pupilloinélrie en prenant une lentille de 20 D., ce qui 

 ne donne guère à l'instrument qu'une longueur de 6^^" à 7'^'". La difficulté 

 résultant de ce que les bords de l'iris sont assez confus du moment oii 

 l'ouverture du diaphragme iris devient égale à la pupille demande l'emploi 

 d'un dia])hragme dit CP/7 f/e chai, ou encore d'une graduation linéaire sur 

 verre, ou d'une graduation formée de cercles concentriques. La détermi- 

 nation est indépendante de la distance et, pratiquement, l'instrument peut 

 être éloigné d'une distance très rapprochée, à lo*^^™ ou 12*^'" et même plus. 

 Il a été vérifié que, en plaçant le sujet en face d'une fenêtre et lui faisant 

 tourner l'œil en dehors, l'approche de l'instrument à quelques centimètres 

 de l'œil ne faisait pas varier la grandeur de la pupille. On observe ainsi la 

 pupille comme si elle se trouvait à la distance de 5<=™. La pupille apparaît 

 donc grossie, et la mesure peut être faite avec précision, la graduation 

 pouvant se lire en \ ou ^ de millimètre. 



» Quand les petits objets à mesurer sont à une dislance supérieure à 

 lo*^", il convient d'adjoindre derrière le sténopé une lentille divergente 

 très forte 4° D., ou de construire l'instrument avec une lentille convexe 

 plus faible. On peut encore, en allongeant l'instrument, placer une lentille 

 convexe entre l'observateur et le sténopé de façon que l'image agrandie 

 du sténopé emplisse la pupille de l'observateur. Le champ ne sera plus 

 limité par les bords du sténopé et présentera seulement à l'observateur 

 l'image de la graduation et celles d'objets même éloignés. 



» Les laryngologistes n'ont pas de mélhode pratique pour les mensu- 

 rations du larynx. Une réflexion sur un miroir plan ne changeant rien à la 

 grandeur de l'image, l'instrument se transforme facilement en laryngo- 

 mètre, la partie antérieure de l'appareil portant sur le côté une petite 

 lampe pour l'éclairage. 



» Il suffit d'assurer la verticalité de l'échelle divisée, pour relever, sans 

 mise au point, la distance verticale de deux points situés à des distances 

 différentes. 



» Enfin, la mesure de la grandeur des images virtuelles permet la déter- 

 mination commode de la courbure des miroirs convexes, ainsi que celles 

 d'une surface astigmate, par des dispositions pratiques qu'il est facile de 

 réaliser. 



» Le mensurateur précédemment décrit permet encore de montrer, 

 sous une forme saisissante, l'influence de l'appréciation préalable de la 

 dislance d'un objet sur l'appréciation de sa grandeur réelle. Si à travers le 



