C 1223 ) 



maintenir la décharge pendant très longtemps, puisque le courant nécessaire à l'illu- 

 niinalion est d'au plus 3 à 4 niilliampères. Les éléments sont chargés par groupes de 

 100 par une petite dynamo. 



» L'allumage du tube nécessite souvent une différence de potentiel plus élevée que 

 celle qu'il faut pour l'alimentation; aussi avons-nous intercalé d'une manière perma- 

 nente dans le circuit l'appareil d'induction connu sous le nom de coup de poing de 

 Bréguel, de telle sorte qu'en le faisant fonctionner la force électromolrice produite 

 s'ajoute à celle de la batterie. Les quelques milliers d'ohms des bobines de l'appareil, 

 traversées par un courant de 3 à 4 milliampéres, ne font perdre qu'un nombre de volts 

 insignifiant. Pour régler le courant, on intercale en outre une résistance réglable 

 constituée par un tube de verre plein d'eau. 



» La lumière obtenue est parfaitement fixe, facile à régler; les raies sont extrê- 

 mement fines. Les quatre raies du cadmium nous ont permis de produire des interfé- 

 rences visibles respectivement jusqu'aux différences de marche suivantes : 



Raie rouge 28 =:: 435ooo longueurs d'onde 



Raie verte 24 ^ 472000 « 



Raie bleue 20 =^ 417000 » 



Raie violette 16 =; 342000 » 



» 11 est à remarquer que, étant donnés la faiblesse de la raie violette et l'éclat de la 

 verle, on peut presque considérer comme identiques les nombres de longueurs d'onde 

 indiqués ci-dessus. Nous nous proposons de revenir sur l'interprétation de ces résultats. 



» Avec la raie verte du mercure, nous avons encore observé des interférences pour 

 une différence de marche de 43"™, soit 790000 longueurs d'onde. 



» L'extrême finesse des raies que donne le courant continu facilite toutes les obser- 

 vations d'interférences à grandes différences de marche; c'est ainsi que les coïncidences 

 des franges fournies par les raies verte et rouge du cadmium sont encore observables 

 avec des différences de marche de 18'^°', ce qui permet de mesurer sans aucun inter- 

 médiaire des épaisseurs de g"'". 



)i En résumé, l'emploi du courant conlinti pour l'obtention de phéno- 

 mènes d'interférences à très grandes différences de marche est recomman- 

 dable aux points de vue de la finesse des raies et de l'éclat relativement 

 faible des composantes. La simj)liciLé sans doute beaucoup plus grande du 

 phénomène de décharge, et l'absence de troubles violents dans celle-ci 

 sont sans doute liées à ces propriétés. Aussi considérons-nous ce mode 

 d'alimentation comme le meilleur toutes les fois que la longueur d'onde 

 devra s'introduire comme étalon de longueur. » 



