( i3i8 ) 



de la détermination du kilogramme par une méthode basée sur l'obser- 

 vation des franges de Talbot et la mesure de l'indice du quartz ('). Nous 

 avons employé la méthode interférentielle précédemment décrite par deux 

 d'entre nous (^). La mesure était simplifiée par cette circonstance particu- 

 lière que l'on avait déjà une valeur très approchée des longueurs à mesu- 

 rer, dételle sorte que l'observation d'une coïncidence des franges vertes 

 et rouges du cadmium suffit pour fixer sans ambiguïté leurs numéros 

 d'ordre. 



» Rappelons en quelques mots le principe de la méthode : on comprend 

 le solide à mesurer entre deux plans de verre argenté A, A', de telle façon 

 que les faces a, a' du solide soient parallèles à ces plans. L'épaisseur d'air 

 comprise entre A et A' est alors la somme de l'épaisseur du solide et de 

 celles des deux lames d'air a A et a' k! comprises entre les faces a, a' et les 

 plans A, A'. Le solide étant interposé entre les plans sur leur moitié 

 inférieure seulement, on peut, en opérant sur les moitiés supérieures de 

 ceux-ci, mesurer l'intervalle A A' par des opérations déjà décrites, l'un des 

 plans étant mobile par flexion. Les petites épaisseurs ah. et a' A' sont me- 

 surées à l'aide de lames étalons par l'observation de franges de superpo- 

 sition. 



» L'orientation de la face a du solide relativement au plan A est réglée 

 par l'observation de franges en lumière monochromatique (arc au mer- 

 cure) ; celle des deux plans est obtenue d'abord par l'observation d'images 

 par réflexions multiples, et finalement par celle des anneaux à l'infini ; la 

 symétrie parfaite de ce système d'anneaux permet de vérifier à chaque 

 instant, avec un haut degré de précision, que les deux surfaces argentées 

 sont exactement parallèles, seule condition nécessaire pour que la mesure 

 soit correcte. Enfin, les intervalles ak et a' A' sont amenés à l'épaisseur 

 voulue (5o jx à ioO[j.), en déplaçant parallèlement le cube et le plan A'. 



» Ces réglages faits, il suffit que deux observateurs mesurent simultané- 

 ment l'un l'intervalle AA', l'autre les distances a A et a' A'. Ces dernières 

 sont déterminées à i*""" de la face supérieure du cube, à l'aplomb d'un 

 repère placé sur cette face. On voit que l'on mesure une dimension bien 

 déterminée du solide. La méthode s'appliquerait en toute rigueur à un 

 solide à faces peu régulières : il ne serait jkis nécessaire qu'il fût trans- 

 parent. 



(') Annales de Chimie et de Physique, y" série, l. XI, p. 102; 1897. 

 (^) Annales de Chimie et dePhjsique, 'j" série, t. X\ 1, p. 289; 1899. 



