( '3:4 ) 



■» Le travail claiiL aujourd'hui complètement achevé, il semble opportun 

 de faire connaître les dispositions spéciales que j'ai imaginées pour obtenir 

 un miroir dont la planité réalise les conditions de haute précision exigées 

 par la Science moderne. 



)) La machine em|loyée se compose d'un socle en fonle de fer au milieu 

 duquel est ajusté le centre d'un grand plateau animé d'un mouvement 

 circidaire. Au-dessus de ce plateau, deux glissières à i"' l'une de l'autre 

 sont boulonnées au socle. Sur ces glissières se déplace, dans un mouvement 

 recliligne de va-et-vient, l'équipage qui porte un plateau de bronze charge 

 d'user et de dresser la surface du miroir. 



)) La précision de la machine dépend des trois conditions suivantes : 



» 1° La rotation parfaite du plateau sur lequel repose le miroir; 



» 2" Le dressage rigoureux c.es deux glissières fixées au socle ainsi que 

 de celles qui sont fixées à l'équipage mobile; 



M 3° Le parallélisme des glissières et du plateau. 



)) Le réglage de ces parties a été obtenu à l'aide de quatre comparateurs 

 donnant le -—^ de millimclre. 



)> Le miroir a été couché sur un lit de feutre de 20""" d'épaisseur et 

 maintenu par trois points d'appui pour éviter tout mouvement d'oscil- 

 lation. 



» Le parallélisme et la dislance entre le plateau-rodoir et la surface du 

 miroir étaient réglés au mojen de quatre comparateurs fixés à 90" l'un de 

 l'autre sur le champ du plateau ; leur position était déterminée à l'aide 

 d'une règle bien droite appliquée sur la surface du plateau. L'aiguille d'un 

 comparateur étant mise en contact avec la règle, la lecture donnait la po- 

 sition de l'aiguille relative à la surface du plateau; celte vérification était 

 faite en dehors du miroir. 



» La position des comparateurs par rapport à cette surface étant connue, 

 le plateau était ramené au-dessus du miroir ; les aiguilles des compara- 

 teurs étaient mises en contact avec sa surface. La différence des lectures 

 dans les deux cas indiquait la distance entre le plateau et le miroir. Il était 

 ensuite facile de faire disparaître tout défaut de parallélisme par des mou- 

 A'ements rectificatifs opérés à l'aide de trois vis placées à l'altache du pla- 

 teau sur l'équipage. La distance la plus convenable qu'il nous a pnru 

 nécessaire de conserver entre les deux faces à identifier a été de ,',10 ^^ "^'^" 

 limètrc. 



» Dans l'exécution pratique, les plus grandes précautions ont été prises 

 afin d'échapper aux difficultés provenant de la marche de la température. 

 Le laboratoire sjiécial, servant d'abri a rap|)areil de polissage et au disque 



