( i382 ) 



sullent de la superposition des ondes réfléchies s'observent à travers une seconde 

 ouverture semblable à la première et composant avec elle un cercle entier. Ce dispo- 

 sitif, que j'ai déjà employé dans d'autres recherches ( ' ), donne des franges brillantes et 

 très nettes, avec des difTérences de marche de plus de lo™; il fournit des rapports 

 de longueurs d'ondes indépendants du diamètre de l'ouverture et du foyer de la len- 

 tille. J'emploie aussi les franges localisées au foyer d'une lentille plan-convexe dont 

 la face plane7 à demi argentée, est placée en regard d'un plan totalement argenté. La 

 lumière est envoyée, sur ce système optique, par un prisme à réflexion totale dont 

 l'arête passe par le foyer de la lentille (^). Les franges afi'ectent la forme de demi- 

 cercles ayant pour centre le foyer. Elles seraient à rapprocher de celles de M. Michel- 

 son, sans les effets des réflexions multiples, assez difierents de ceux que MM. Pérot 

 et Fabry ont étudiés dans leurs beaux travaux sur les franges de transmission des 

 lames minces argentées. L'organe de mesures fonctionne en imprimant de légers dé- 

 placements aux franges. Il consiste en une pièce fléchissante qui entraîne une des sur- 

 faces argentées parallèlement à elle-même, tout en servant aussi à régler son orien- 

 tation (^). 



» J'utilise, comme générateur de lumière, l'appareil décrit antérieurement pour 

 produire les radiations du cadmium (*). Cet appareil est fondé sur l'emploi de tubes 

 à vide, sans électrodes intérieures, entourés de manchons de plombagine mis en com. 

 munication avec les pôles d'une bobine d'induction. Lin condensateur, placé en déri- 

 vation sur les bornes de la bobine, empêche la corrosion du verre sous l'action de la 

 décharge; il assure aux tubes une longue durée {'^). » 



(') Comptes rendus, i'"' semestre 1898. 



(') C'est le même disposif que mon simplificateur. 



(^) Bulletin astronomique, p. 34; 189g. 



(') Comptes rendus, i" semestre 1897. 



(^) Contrairement aux résultats obtenus par MM. Pérot et Fabry, avec les tubes de 

 M. Michelson (Co7«/j<e5 rendus, p. 1221; i"' semestre 1899), le spectre fourni par 

 l'appareil est identique, avec ou sans condensateur, au moins pour le cadmium. Dans 

 les conditions où j'opère (bobine de Garpentier, modèle de Sog*^''; courant inducteur 

 3 à 4 ampères à 10 volts), la température de l'étuve, le degré du vide dans les tubes 

 et la section de leur étranglement ont seuls une action sur l'éclat et la finesse des ra- 

 diations. Les parties larges des tubes émettent des radiations beaucoup plus fines que 

 l'étranglement et ces radiations permettent de réaliser, toujours pour le cadmium, 

 des franges d'interférence avec des difl^érences de marche encore supérieures à celles 

 qui ont été atteintes par MM. Pérot et Fabry {loc. cit.), en excitant les tubes de 

 M. Michelson avec un courant continu. L'étranglement des tubes ne doit donc pas être 

 trop réduit et l'on obtient de la sorte encore beaucoup de lumière. Certaines raies, 

 visibles dans l'examen des tubes en bout, n'existent pas dans la lumière émise norma- 

 lement à l'étranglement. Leur disparition est vraisemblablement causée par un élargis- 

 sement considérable. 



