( i563 ) 



» Dans le cas d'une courbure convexe ou d'un système divergenl, on 

 fixe Tin objectif auxiliaire sous le réticule jîour former une image de ce- 

 lui-ci à hauteur d'une des paires de V inférieures convenablement choisie 

 pour y établir l'axe d'oscdlation. 



» On opère alors par rapport à cette image auxiliaire comme on a opéré 

 autour du réticule lui-même, dans le cas d'une courbure concave. Il existe 

 un jeu d'objeclifs auxiliaires de différentes distances focales qu'on emploie 

 suivant la grandeur des rayons ou des focales à mesurer; ces objectifs ne 

 participent pas à l'oscillation. 



» Pour les mesures qui dépassent un peu les dimensions de l'appareil, 

 le procédé présente une heureuse application des lentilles sphériques 

 rigoureusement aplanétiques en tous les points de leur surface pour deux 

 points conjugués particuliers; ces lentilles, fixées dans la cage oscillante, 

 donnent toujours une image exempte d'aberration, quelle que soit l'ampli- 

 tude de l'oscillation; elles permettent de reporter sur les axes des V 

 extrêmes les images qui se formeraient trop haut ou trop bas. 



» Pour les très grandes courbures, on peut encore utiliser l'instrument 

 en mesurant les distances respectives d'un objet et de son image à la pièce 

 ou à la surface examinée; l'image étant amenée à hauteur d'un axe, sa 

 position est déterminée par l'oscillation ; dans ce cas les rayons et les focales 

 se déduisent par une méthode analogue à celle qu'on emploie avec le foco- 

 mètre de Abbe basé sur la mesure des grossissements. 



» Un barillet oscillant spécial, établi d'après le principe du tourniquet 

 du lieutenant-colonel Moessard ( ' ), sert à déterminer les points nodaux des 

 objectifs. 



» Pour exécuter une lecture sur la graduation de l'appareil, on bloque 

 la cage et l'on fait reposer sur le centre de la surface examinée l'extrémité 

 du support du microscope; un niveau solidaire du microscope permet de le 

 placer toujours normalement à la graduation, pour toutes les observations. 



» L'accroissement de précision obtenu par le système d'oscillation est 

 facile à constater de la façon suivante : la mise au point étant réglée sans 

 le secours de l'oscillation, mais de façon que le hochement de l'œil n'accuse 

 aucune parallaxe entre le réticule et son image, la mise en mouvement de 

 la cage produit encore généralementun va-et-vient très sensible de l'image; 

 un léger déplacement du système optique rétablit alors l'immobilité. Le 



(') P. MoESSAKD, Étude des lenlilles et des objectifs photographiques, Gaulhier- 

 Villars; 1889. 



C. R., 1899, I" Semestre. (i. CXXVIII, N" 26.) 201i 



