( i564 ) 



degré de précision est analogue à celui qu'on obtient en déterminant la 

 position de l'image, d'après les différences de pointés observées lorsqu'on 

 déplace, sur la surface de la lunette, un écran percé d'une fente, suivant 

 la méthode de M. Cornu ('). 



» Un autre avantage du dispositif est de baser les mesures sur l'examen 

 d'une très petite région de chaque surface, ce qui permet de comparer entre 

 elles les différentes régions d'une même surface ; avec un simple éclat d'une 

 lentille, on peut déterminer ses courbures. 



» Sauf dans le cas des très grands rayons ou des très grandes focales, 

 toutes les mesures sont obtenues directement ou par simples différences. 



» L'image d'un quadrillage microscopique placé près du réticule est 

 commode pour apprécier d'un coup d'œil la qualité des pièces soumises à 

 l'essai. 



)> L'appareil se prête enfin à la mesure des indices de réfraction des 

 lentilles, par la méthode d'autocollimation directe de M. Ad. Martin (-). » 



SPECTROSCOPIE. — Sur un spectroscope de laboratoire à dispersion 

 et à échelle réglables. Note de M. A. de Gramont, présentée par 

 M. A. Cornu. 



« Il est à peu près impossible de construire des spectroscopes de pou- 

 voir dispersif et d'échelle micrométrique identiques entre eux, et tels que 

 le repérage d'une raie donnée quelconque soit lu sur une même division 

 dans tous les appareils, la coïncidence s'étendant d'un bout du spectre à 

 l'autre. 



» Deux instruments construits dans le même atelier, avec des pièces 

 semblables et des prismes de même coulée, ne peuvent fournir des obser- 

 vations comparables entre elles qn'après avoir été ramenés à une com- 

 mune mesure, la longueur d'onde \, quantité constante et caractéristique 

 d'une même raie ('). Cette réduction se fait, on le sait, par une Table ou 

 une courbe dressée une fois pour toutes et spéciale à chaque appareil. 



(') Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids et Mesures, t. X; 

 1893 : Rapport de M. A. Cornu; Gauthier-Villars. 

 (^) Annales de l'École Normale supérieure, 1881. 



(') On emploie aussi l'inverse de la longueur d'onde —■> proportionnel au nombre 



A 



de vibrations par seconde, et appelé fréquence d'oscillation. 



