( i566 ) 



» L'échelle micrométrique ordinaire M (i5'"™ en 25o parties), destinée 

 à être réfléchie dans le champ de l'oculaire O, est au foyer de deux len- 

 tilles L et L, achromatiques ('), plan-convexes, les pai'ties bombées en 

 crown à l'intérieur et se regardant, de distance réciproque variable depuis 

 le contact jusqu'à près de 5o™™, et fonctionnant ainsi comme un seul 

 objectif dont le foyer varierait entre gS"™ et 108™"" de distance focale 

 principale. 



» Cet écartement des lentilles, réglé par le bouton de crémaillère C,, est lu sur un 

 vernier dépendant du tube extérieur T en suivant le déplacement des traits d'une gra- 

 duation en demi-millimètres, portée par le tube médian Ti- A chaque valeur du foyer 

 variable du système LLj correspond une mise au point particulière du micromètre M > 

 repérée sur un second vernier fixé au tube médian Tj, en lisant le déplacement d'une 

 seconde graduation pareille à la première mais portée sur le tube intérieur T,„, com- 

 mandé par le bouton de crémaillère C,„. Dans ces conditions, le prisme étant au mini- 

 mum de déviation pour la double raie du sodium, si nous prenons pour repères les 

 deux raies des extrémités visibles du spectre de l'hydrogène Ha(656,3) et H5( 410,2), 

 c'est-à-dire C et h de Frauenhofer, elles seront distantes sur le micromètre de 

 107,2 divisions avec le grossissement maximum (L, Lj, au contact) et de 120,7 divi- 

 sions avec le grossissement minimum (L, Lj, à leur plus grand écartement). Gomme 

 on le voit, l'emploi d'un semblable système de micromètre à grossissement variable 

 permet de projeter, entre les extrémités d'un faisceau d'angle donné, un nombre 

 voulu de divisions d'une échelle choisie, c'est-à-dire de diviser cet espace angulaire en 

 tel nombre de traits qu'il convient pour le but proposé. 



» Pour faire varier la dispersion du faisceau émergeant du prisme, j'ai 

 tenu à employer un procédé simple et facile à mettre en pratique dans les 

 appareils d'usage courant. J'ai donc écarté tout système de prismes sup- 

 plémentaires compensateurs ou à angle variable et à liquide. J'ai eu recours 

 uniquement au déplacement du prisme ordinaire P, autour de son arête 

 réfringente et au voisinage des minima de déviation. On reconnaît alors 

 aisément qu'un léger mouvement de rotation du prisme augmente ou di- 

 minue notablement la dispersion, c'est-à-dire que le spectre s'est resserré 

 ou dilaté, et que les positions réciproques des raies ont varié sur l'échelle 

 micrométrique, celle-ci gardant, bien entendu, même valeur à un grossis- 

 sement constant et étant ramenée à une même origine Naa=:ioo, par 

 exemple. Le prisme P a donc été fixé sur une plate-forme mobile et portant 

 un vernier dont les déplacements sont lus en degrés et dixièmes de degré 

 sur la platine divisée D de l'appareil ou sur le boisseau. 



B La fig. 2 donnera un exemple des variations de dispersion ainsi produites. Ces 



(') L'achromatisme de ces lentilles n'a pas été indiqué sur lay?^ 



