( '567 ) 



courbes ont été obtenues avec un prisme en flint de densité 8,90, dont les indices 

 pour les différentes raies sont : Hjt 1,6457; Na^ 1,6497; Hp),663o; lly 1,6745; 

 Pba 1, 6829; Alji ,6872. 



Fig. 3. 

 D. 



En abscisses sont portées les divisions de l'échelle microniétrique qui subit ici un grossissement 

 intermédiaire, les lentilles L, L, étant écartées de 22"", 5. Les oidonnées ( ' ) représentent en degrés 

 et dixièmes de degré les déplacements du prisme P, lus en D (^g'. i), à partir d'une origine arbi- 

 traire et au voisinage des minima de déviation dont les positions, indiquées approximativement 

 pour chacune des raies considérées, sont sur une droite oblique. 



» Les courbes indiquent pour chaque position du prisme la coïncidence sur l'échelle 

 des raies de l'hydrogène H5i{656,3), Hp(486,i), Hy(434,o), du plomb Pb(j(4o5,8), et 

 enfin de la ligne la plus réfrangible du doublet violet extrême de l'aluminium 

 Al2(394,4)- A. chaque déplacement du prisme, l'échelle rejetée hors du champ de 

 l'oculaire était toujours ramenée au repérage Naij( = ioo. Toute parallèle à l'axe des 

 abscisses indiquera donc par son intersection avec chacune des courbes la dispersion 

 et la position micrométrique des raies pour la valeur correspondante de l'ordonnée. 

 C'est ainsi qu'ayant pris pour type d'échelle et de dispersion à réaliser celles des 

 Planches et du texte des Spectres lumineux de M. Lecoq de Boisbaudran, on en 

 obtient la reproduction dans l'appareil, avec les conditions de la fig. 2, en plaçant le 

 prisme à 5°,o. Les positions des raies sur l'échelle sont alors indiquées par la ligne 

 pointillée, parallèle à l'axe des abscisses et marquée L. de B.; le prisme est alors au 

 voisinage du minimum de H^. 



» J'ai construit des courbes analogues pour des prismes d'indices diffé- 

 rents et pour des grossissements variés; les positions des prismes en flint 

 ne s'y écartent guère des minima de déviation des raies visibles aux extré- 

 mités du spectre ; la netteté et la pureté des raies ne sont donc pas altérées. 

 La graduation de l'appareil pourrait être faite par le constructeur qui le 

 livrerait avec les indications permettant d'avoir immédiatement telle 



(') Pour des valeurs croissantes des ordonnées le rayon incident s'éloigne delà 

 normale. 



