( 92 ) 



ÉLF.CTROCHIMIE. — Nouvelle méthode pour délerminer les liiitites de télcclio- 

 lyse. Note de M. Ch. Trcchot, présentée par M. Berthelot. 



« En étudiant l'électrolysed'iin certain nombre de sels au moyen d'élé- 

 ments de pile diversement combinés, M. Berthelot (') a établi cette loi im- 

 portante : « La décomposition des électroly les s'opère dès que la plus petite 

 » somme des énergies nécessaires, c'est-à-dire prévues d'après les quantités 

 » de chaleur, est présente ». 



» Celte loi, démontrée par l'expérience, permet de déduire des forets 

 électromotrices limites employées les quantités de chaleur nécessaires 

 pour effectuer les décompositions. C'est donc un moyen de vérifier ou de 

 déterminer certaines chaleurs de formation. 



» Dans ce but, j'ai imaginé le dispositif suivant, qui fournit une force 

 éleclromotrice variable à volonté, et pouvant être maintenue constante 

 pendant la durée de chaque expérience. 



» Une machine de Gramme (modèle des laboratoires, à aimant Jamin) 

 qui donne, comme on le sait, un courant dont la tension croît à peu près 

 proportionnellement à la vitesse, est actionnée par un moteur, de manière 

 à obtenir la vitesse nécessaire. J'emploie à cet effet un petit moteur à eau, 

 système Smidi, qui, grâce à une vanne de réglage et à un jeu de poulies 

 convenables, fait tourner la machine de Gramme avec une vitesse pouvant 

 varier entre des limites très étendues. La courroie de transmission est en 

 caoutchouc, dont l'élasticité rend le mouvement de la machine très uni- 

 forme. Le courant est conduit à un voltamètre, formé de lames ou de fils 

 de platine, ou de crayons de charbon de cornue, suivant la nature de 

 l'électrolyse. 



» Sur une dérivation prise aux deux bornes de ce voltamètre, se trouve 

 un voltmètre, dont la bobine, en fil de maillechort, a une résistance de 

 plus de i3 ooo ohms. Son magnétomètre, composé de vingt petites aiguilles 

 aimantées, oscille sur deux pointes d'aiguilles et porte un miroir convena- 

 blement incliné. Une lunette fixe, munie d'un réticule, permet d'observer 

 l'image d'une règle divisée en centimètres et fixée au plafond du labora- 

 toire, à une hauteur de i™, 85. 



» On observe auisi, quand le miroir s'incline sous l'action d'un courani, 



(') Comptes rendus, t. XCIII, p. 6fii et 758. 



