(i48) 

 seconds cercles o, deux dents; sur les troisièmes, trois dénis, et ainsi de 

 suite jusqu'aux extrémités du cylindre. 



» a est l'aiguille indicatrice d'un ampère-mètre, construit spécialement ; 

 elle est placée devant le cylindre, en face de la trace m, de façon que, 

 lorsqu'elle sera au zéro, c'est-à-dire lorsque aucun courant ne traversera 

 l'appareil, le cylindre R puisse tourner sans qu'aucune dent vienne toucher 

 l'aiguille a. Au contraire, dès qu'un courant traversera l'appareil, l'ai- 

 guille «déviera à droite ou à gauche, suivant le sens de ce courant, et d'une 

 quantité telle que, si celui-ci a une intensité d'un ampère par exemple, 

 l'aiguille se placera en face du cercle n; alors, à chaque révolution du 



cylindre, une dent viendra presser légèrement contre l'aiguille a, laquelle, 

 au moyen d'un mécanisme facile à concevoir, fera avancer d'une dent 

 la roue d'un compteur à cadran semblable à ceux des compteurs à gaz, et 

 ce compteur enregistrera un coulomb à chaque seconde. Si deux ampères 

 traversent l'ampère-mètre; l'aiguille a se plaçant en face du cercle o, 

 deux dents viendront, à chaque seconde, presser contre cette aiguille : 

 on enregistrera ainsi deux coulombs toutes les secondes, et ainsi de suite. 



» Princi/jaiix avantages du système. — i" L'appareil, entièrement méca- 

 nique, étant basé sur les effets physiques des courants, bénéficie de tous les 

 avantages de ceux-ci, comparés aux compteurs basés sur les effets chi- 

 miques. 



» 2° La résistance, étant invariable et très faible (environ ~ d'ohm). 



