( 23o ) 

 » Au-dessus du bain de mercure et invariablement fixé à la cuvette qui 

 le contient, est un prisme creux de fonte de fer, dont la face hypoténuse, 

 inclinée à 45", porte un miroir plan en veri-e argenté, et la face verticale un 

 objectif simple de 24"™ de diamètre et de 3o" environ de foyer. Lés taces 

 de cet objectif sont taillées de manière à donner l'aberration minima pour 

 la lumière jaune. Un petit trou percé dans une plaque métallique, placée 

 à So", envoie sur l'objectif un faisceau de lumière jaune monochromatique 

 qui, après deux réflexions sur le miroir argenté et sur le mercure, revient 

 au point de départ former une image qu'on observe avec un microscope de 

 très faible pouvoir amplifiant. 



» L'appareil ne diffère jusqu'ici de la nadirane de M. d'Abbadie qu'en 

 ce que la réflexion s'y fait horizontalement. Reste à le transformer en ap- 

 pareil différentiel. A cet effet, le centre de la cuvette à mercure porte un 

 support plan de 14"" de diamètre, sur lequel repose un miroir plan en verre 

 argenté de même diamètre. Le microscope voit donc deux images du même 

 point lumineux, l'une réfléchie sur le mercure, l'autre réfléchie sur le mi- 

 roir argenté. Ce sont les déplacements relatifs de ces deux images qu'on 

 mesure à l'aide d'un micromètre à deux vis rectangulaires. 



» Je prends pour axe des z la droite qui joint, à l'origine du temps, le 

 centre optique du grand objectif au centre optique de l'objectif du micro- 

 scope; l'axe du microscope coïncide à l'origine avec cette droite. Le plan 

 perpendiculaire est le plan vertical qui contient, à l'origine, IS normale 

 commune au miroir horizontal et au mercure. Cette normale sera l'axe 

 des 07, l'horizontale du plan l'axe des j-. Les a: seront comptés positive- 

 ment de bas en haut, les j de l'ouest vers l'est, les z positifs du nord vers 

 le sud. L'axe des z est à peu près dans le méridien. 



» Le point lumineux coïncide avec le centre optique de l'objectif du mi- 

 croscope, ou lui est invariablement lié. 



» Un déplacement quelconque de ce point, ou plus exactement une 

 translation parallèle de l'axe du microscope, se décompose suivant les trois 

 axes. La composante suivant l'axe des z a pour effet un dépointement 

 du microscope; ce dépointement est absolument insensible, une fraction 

 de millimètre sur 3o™. 



» Les deux autres composantes §x et 5j produisent des déplacements 

 — §a; et — ây- communs aux deux images et n'en changent pas la position 

 relative. 



» Une rotation du microscope autour d'un point quelconque se dé- 

 compose en un déplacement parallèle de l'axe et une rotation de cet axe 



