( 255 ) 

 les phénomènes de polarisation se soient produits, bien qu'ils se produi- 

 sent très rapidement lorsque la pile est fermée par un circuit de résistance 

 nulle, comme c'est le cas pour la mesure des intensités; 2° qu'on peut suivre 

 pas à pas toutes les variations du courant, faibles ou fortes, lentes ou brus- 

 ques, observation précieuse pour l'étude des courants des piles et surtout 

 de ceux des machines magnéto-électriques. 



» L'aiguille aimantée, de très petites dimensions, est portée par une 

 chape en agate sur une pointe très fine non oxydable; elle se prolonge par 

 une tige très déliée en aluminium qui parcourt les divisions du cadran. Le 

 fond de la boîte est formé par un miroir platiné, l'index de l'aiguille s'y 

 réfléchit et la superposition de l'index à son image écarte toute erreur de 

 parallaxe. 



M La boîte de l'aiguille est montée à centre à l'extrémité d'une règle gra- 

 duée, mobile elle-même sur un axe vertical servant à l'orientation de tout 

 le système. Un aimant puissant, faisant fonction d'aimant directeur, peut 

 être fixé au-dessous de l'aiguille de la boussole; son action s'ajoute à 

 l'action directrice de la terre et constitue un champ magnétique assez 

 intense, qui rend peu sensibles les variations extérieures. Le cadre mul- 

 tiplicateur circulaire est mobile le long de la règle et peut être amené 

 rapidement à une distance quelconque de l'aiguille à l'aide d'une cré- 

 maillère et d'un bouton. Grâce à cette disposition, la boussole peut être 

 employée à la mesure soit de l'intensité des courants, soit de la force 



