( 436 ) 

 difficilement pénétré à l'intérieur de cette cabane, si quelques-unes des 

 planches des triangles ne s'étaient pas fendillées sous l'action du Soleil, 

 malgré la couche de peinture qui les recouvrait. Il aurait été préférable, 

 je crois, pour la légèreté de la construction et l'imperméabilité de la toi- 

 ture, de remplacer les planches par une simple toile à voile peinte, bien 

 ' ' tendue sur les châssis trianeulaires. 



» Cette cabane servait d'abri à l'équatorial seulement. Une chemise en 

 tode recouvrait l'instrument pour le garantir de la poussière et des gouttes 

 de pluie qui traversaient la toiture. 



» Lunette équatoriale. — La lunette équatoriale, construite par Gautier, 

 à Paris, sur le modèle des Missions françaises, a une ouverture libre de 

 8 pouces (216°"°) et une distance focale de 3"°, 08. Elle est montée sur 

 un pied en fonte qui lui donne une grande stabilité et permet aisément 

 la rectification de l'instrument. 



» Le mouvement d'horlogerie, muni d'un régulateur à ailettes, système 

 Foucault, l'entraîne sans la moindre secousse, quoique un peu trop len- 

 tement dans certaines positions. Cela tient probablement à une légère 

 erreur dans la position du contrepoids de l'axe horaire, défaut auquel 

 nous n'avons pas eu le temps ni le moyen de remédier. 



» Le réticule comprend une paire de fils fixes, coupés par un fil trans- 

 versal, et trois paires de fils mobiles parallèles aux premiers. La distance 

 des fils de chaque paire est d'environ 64', c'est-à-dire un peu supérieure 

 . au diamètre apparent de Vénus pour le jour du passage. Enfin, un clia- 

 J' riot mobile peut recevoir trois oculaires donnant des grossissements res- 

 ;> pcctifs de iS/j, 106 et 62 fois, et un autre oculaire (de i5o) muni d'une 

 tirette à prismes, construite par Prazmowski. Cette tirette porte huit 

 prismes biréfringents, dont les angles de dédoublement varient de 5" en 

 5" depuis 10" jusqu'à 45"; mais, par erreur de construction, le prisme 

 de 25" est répété deux fois et il manque le prisme de 4o". ''■■■.' i 



» Pour éviter les effets de la chaleur solaire concentrée au foyer de l'ob- 

 jectif, j'ai eu recours au procédé de la demi-argenture, qui m'a donné 

 d'excellents résultats. Vers la fin de novembre, l'objectif a été argenté 

 et désargenté à deux reprises différentes, la première fois très faiblement, 

 et la seconde fois assez fortement pour ne ressentir aucune impression 

 de chaleur sur le verre coloré. Pour l'observation du passage, j'ai adopté 

 un moyen terme, c'est-à-dire une couche d'argenture assez faible, formant 

 un voile à travers lequel on jiouvait lire des caractères d'imprimerie en 

 plein jour, et j'en ai été très satisfait. 



» L'objectif paraît bon; il m'a permis d'apercevoir les six composantes 



