(437 ) 

 de l'étoile sextuple d d'Orion. J'ai pu également distinguer, dans les essais 

 préparatoires d'argenture, les grains de riz ou les granulations de la sur- 

 face solaire. 



» La mise au point, déterminée par des observations d'étoiles, de 

 Saturne, de Jupiter et des montagnes lunaires, a Aarié de 5i,o à 62,6. 

 Pour l'observation de Vénus, j'ai mis le coulant du micromètre sur la 

 division 5t,8, qui est également la valeur moyenne des essais faits sur 

 les taches du Soleil pendant les journées précédant le passage. 



» L'équatorial était bien réglé, car il m'a permis de voir Vénus le i", 

 le 3, le 4 et le 8 décembre, c'est-à-dire moins de deux jours avant ou 

 après le passage. La planète se présentait alors sous la forme d'une simple 

 demi-circonférence lumineuse, entourée d'une légère auréole jaunâtre. 

 L'objectif n'était pas argenté. 



» Lunette méridienne. — La lunette méridienne est de Troughton et 

 Simms, à Londres. Elle a un objectif de 62""™ et une distance focale de 

 75o™'°. Son axe a une longueur de o™,44 et lui assure une assez grande 

 stabilité. Un des coussinets porte une vis de réglage en azimut. 



» Le réticule comprend cinq fds verticaux et deux fds horizontaux ; il 

 est muni, en outre, d'un fd mobile commandé par une vis micrométrique. 

 L'oculaire employé donne un grossissement de 54 fois. La lunette possède 

 aussi deux autres oculaires grossissant respectivement 36 et 90 fois; mais 

 je n'en ai pas fait usage. Un oculaire coudé sert aux observations des étoiles 

 voisines du zénith; il est resté en place pour toutes les séries de longitude. 



» Le grand niveau est assez sensible, car la partie vaut o",9o, soit 

 o',o6o en temps; mais les graduations ont à peine i™" d'écartement, ce 

 qui exige l'emploi d'une loupe pour faciliter les lectures. 



» L'éclairage du champ s'obtient au moyen de deux petites lanternes 

 placées symétriquement sur des supports fixés aux montants du bâti. 

 L'échauffement , assez faible d'ailleurs, est sans influence sensible sur 

 l'horizontalité de l'axe si l'on a soin d'égaliser les mèches et de ne pas 

 laisser fumer les lanternes. 



» A défaut de mire, j'ai fait usage d'une lentille de l'^.BS de distance 

 focale, placée à 85" dans le nord de l'instrument. Cet appareil grossier a 

 néanmoins donné des résultats suffisants comme point de repère. 1 - 



» C/iro no graphe. —he clironographe est du système Bréguet, modifié par 

 M. Lœwy. C'est le modèle qui a été employé dans les déterminations de 

 longitude entre Paris-x\lger-Marseille et Paris-Bonn-Berlin. Le pendule 

 de cet appareil a été un peu long à régler, à la suite du long voyage qu'il 



