( <>(^i9 ) 

 par des considérations de même ordre, d'établir une loi analogue relative 

 à une portion quelconque d'un système, quelque étendue ou restreinte 

 qu'on veuille choisir cette portion. Il convient alors d'exprimer cette loi 

 par le symbole Isl -+- 2EI — 2 RI" = o, expression dans laquelle £ est le 

 symbole de toutes les différences des potentiels effectifs aux deux extré- 

 mités de chacun des substrata frontières, c'est-à-dire communs par leurs 

 deux extrémités à la portion considérée et au reste du système. Les con- 

 ventions de signes applicables à ces s sont d'ailleurs exactement celles qui 

 ont été définies plus haut pour tous les E. Ou peut considérer la première loi 

 comme comprise dans la seconde, car alors 2s disparaît. Il y a lieu de re- 

 marquer aussi que la seconde loi, qui n'a pas encore été formulée dans 

 son acception générale, est cependant appliquée depuis longtemps, dans 

 le cas particulier où il n'existe qu'un unique substratum frontière. La 

 seconde loi est particulièrement précieuse pour le contrôle ou la détermi- 

 nation des grandeurs véritables de certains éléments électriques, auxquels 

 on risquerait d'attribuer des valeurs erronées par suite d'hypothèses non 

 justifiées ou de conventions illégitimes, dont les lois de Ohm et de Rirch- 

 hoff seraient insuffisantes à déceler la fausseté. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un nouvel électromèlre capillaire. Note de M. A. Chervet. 



« Cet appareil peut servir à évaluer une différence de potentiel plus 

 petite que o", 9 (les -^ de la force électromotrice d'un élément Daniell), 

 avec une approximation égale à o^jOOi; cependant sa simplicité est telle 

 qu'on peut facilement le construire dans un laboratoire. 



» Deux flacons tubulés latéralement contiennent, le premier, A, du 

 mercure; le second, B, du mercure et de l'eau acidulée par ^ d'acide sul- 

 furique en volume. Les deux tubulures latérales sont centrées sur le même 

 axe; un tube à thermomètre, ouvert aux deux bouts, établit la commu- 

 nication entre les deux flacons. La partie du tube qui correspond au ré- 

 servoir du thermomètre est fixée du côté du flacon à mercure A; la partie 

 capillaire s'ouvre dans l'eau du flacon B. 



» Un fil de platine P, isolé par une gaine en verre, plonge dans le mer- 

 cure du flacon B, sans être en contact avec l'eau acidulée; un fil de pla- 

 tine N plonge dans le mercure du flacon A. Au moyen d'un commutateur, 

 on peut relier métalliquement les deux fils P et N, ou bien intercaler entre 

 ces deux fils une différence de potentiel V, plus petite que 0^,9; le fil P 

 doit toujours être positif. 



